( 103 ) 



geleerd, dat zij, met eenig toezigt, geregeld gaan; waarom zij 

 dan ook voor meteorologische observatiën, waar men slechts over 

 weinig ruimte en een klein personeel beschikken kan, zeer doel- 

 matig zijn, en wel verdienden meer gebruikt te worden. 



Die toestellen zijn een zelf-registrerende barometer en ther- 

 mometer, wier aanteekeningen door hetzelfde uurwerk worden 

 verkregen; en een andere toestel voor de zelfteekening van de 

 rigting en de kracht van den wind en den regen. 



Om het voordeel dezer instrumenten eenigzins te beoordee- 

 len, heb ik mij voorgesteld uit de aanwijzingen van den ba- 

 rograaph de dagelij ksche beweging van den barometer voor 

 Groningen zoo mogelijk op te maken. Het was mij dus hier 

 wel te doen dit verschijnsel voor deze standplaats te leeren 

 kennen, maar ook (en dat niet in de minste plaats) om te 

 weten of die toestel op den duur aan het voorgestelde doel 

 beantwoordt. 



Ik begin met eene korte beschrijving van den toestel. Op 

 het kwik in den korten arm van een hevelbarometer rust een 

 ivoren drijver, die de beweging van het kwik aan een hefboom 

 overbrengt. Daartoe hangt hij aan den korten arm van dien 

 hefboom, door middel van eeii roostercompensatie-toestel, be- 

 stemd om zooveel mogelijk de correctie voor de temperatuur 

 van het kwik te bewerkstelligen. Aan den anderen arm van 

 dien hefboom is een potlood of stift geplaatst, dat op een ver- 

 ticalen cylinder* rust ; en terwijl deze door een uurwerk om een 

 verticale as bewogen wordt, geeft die stift daarop horizontale 

 strepen. De toestel is zoo ingerigt, dat de stift zesmaal in het 

 uur van den cylinder vrijgemaakt, en even zooveel malen daar- 

 tegen gedrukt wordt. Bij de omwenteling van den cylinder 

 verkrijgt men dus in elk uur zes streepjes; terwijl ih de tus- 

 schentijden alles geheel vrij is, en de beweging van het kwik 

 zonder tegenstand aan de stift overgebragt wordt. De cylinder 

 wentelt in het etmaal eenmaal om. Daarop zijn 24 verticale 

 bogen getrokken voor elk uur, en horizontale lijnen, de waarde 

 hebbende van .een halven millimeter voor den stand van den ba- 

 rometer. Oorspronkelijk was de cylinder door becker zoo in- 

 gerigt, dat de potloodstreepjes dagelijks afgewischt moesten wor- 

 den, nadat de aanwijzingen waren afgeschreven. Bij het her- 



