( 104 ) 



stellen van den cylinder, die door het lang gebruik afgesleten 

 was, is om verschillende redenen die inrigting veranderd; en 

 wordt een blad wit papier op den cylinder gehecht, waarop nu 

 de aanteekeningen in roode inkt geschieden. Dit wordt dage- 

 lijks afgenomen en door een ander vervangen. Omdat nu even- 

 wel de lijnen voor de uren en de waarde der aanteekeningen 

 ontbreken, heeft de mechanicus deutgen, amanuensis bij het phy- 

 sisch kabinet, naar eigen idee een toestel gemaakt, waardoor de 

 noodige lijnen in korten tijd getrokken worden. Door deze 

 inrigting heeft men het voordeel, dat nu alle aanteekeningen be- 

 waard blijven, terwijl vroeger alleen bewaard bleven de aantee- 

 keningen, die men had overgenomen, hetgeen zich bepaalde tot 

 die van elk vol uur. Men mist nu echter de getallen, die men 

 anders dagelijks opschreef. 



Allereerst moest derhalve onderzocht worden, of de aanwij- 

 zingen van den barograaph met die van den standaard-barometer 

 overeenkwamen. In den beginne was de toestel zoo geregeld, 

 dat de hoogte door den barograaph aangewezen, zoo nabij mo- 

 gelijk tot die van den barometer kwam. De maker had echter 

 niet gerekend op zeer hooge standen, die men nu en dan hier 

 waarneemt. Daardoor kwam het potlood somtijds (hoewel hoogst 

 zeldzaam) boven den cylinder en teekende niet meer. Dit nadeel 

 werd in 1854 weggenomen, door eenvoudig het nulpunt van 

 den barometer iets te verhoogen. Er werd namelijk toen zoo- 

 veel kwik bijgevoegd, dat de barograaph omstreeks 4. mm -5 lager 

 wees. Het kwam trouwens bij den barograaph niet zoozeer aan 

 op de absolute waarde van de aanwijzingen ; maar alleen of het 

 verschil tusschen deze en .de standen van den barometer zich 

 gelijk bleven. Het bleek toch al zeer spoedig, dat hoe doel- 

 matig oók de zelf-registrering was ingerigt, de waarnemingen 

 van den gewonen barometer niet geheel gemist konden wor- 

 den. De waarnemingen van den standaard-barometer onafgebro- 

 ken driemaal daags voortgezet op de bepaalde uren van 8 U 

 sm., 2 U 's nam." en 8 U 's avonds hebben tot correctie gediend. 



De vergelijking van de standen der twee genoemde instru- 

 menten is op de volgende wijze geschied. Nadat eerst van De- 

 cember 1851 tot November 1861 d.i. voor 10 meteorologische 

 jaren de gemiddelde standen voor elk uur van het etmaal, voor 



