( 218 ) 



blicke des Antrittes wurde vom Apparat ein galvanischer Stroin 

 unterbrochen, wodurch ein Querstab zurückgezogen wurde, wel- 

 cher das Pendel des Secunden-Zahlers, in der schragen Stellung 

 seiner grössten Aüsweichung, aufhielt. Durch die Coincidenzen 

 der Schlage des Secunden-Zahlers mit den Schlageu der Pendel- 

 uhr, liess sich, als der Apparat gehörig rectificirl war, der wahre 

 Augenblick des Antrittes, mit einer Sicherheit von zwei Hun- 

 dertel einer Secunde bestimmen und der Fe"hler einer Beobach- 

 tung ergab sich, durch deren Vergleichung mit diesem Augen- 

 blicke. Hat man einen Registrir-Apparat zu seinem Gebote, 

 so lasst sich der Augenblick des Antrittes dadurch weit leich- 

 ter als durch Coincidenzen von Uhrschlagen bestimmen, und 

 zugleich wird es dabei möglich, die Antritte so schnell als man 

 es wünscht, auf einander folgen zu lassen. Als im vergangenen 

 Jahre -die Sternwarte in Leiden einen Registrir-Apparat, nach 

 keille, von Herrn knoblich in Altona gefertigt, und dabei 

 einen HANSEN'schen Registrir- Apparat, mit dem von Herrn Prof. 

 von littrow empfohlenen Blectromotor, aus der Werkstatt der 

 Herren mayer und wolf in Wien, erhalten ha tl e, entschloss 

 ich mich sogleich einen dieser Apparate zur Notirung der Zeit- 

 punkte meiner künstlichen Durchgauge zu benutzen. Mit dieser 

 Abiinderung wollte ich, nach dem alten Princip, einen neuen 

 Apparat anfertigen, womit ich nicht nur Bestimmungen von 

 und Untersuchungen iïber persönliche Fehler, aber auch Uebun- 

 gen in der Beobachtungskunst der hier Studirenden beabsich- 

 tigte. Als ich mich aber langere Zeit vergebens bemüht- hatte 

 mir eine brauchbare Uhr mit Windfang zu verschaffen, fertigte 

 ich mir einen Pendel-Apparat an, einigermassen dem Apparat 

 ahnlich, dessen sich die Herren hirsch und plantamour, zu 

 demselben Zwecke, bedienten. Nachher hatte mein Sohn Dr. 

 p. J. kaiser, die Gefalligkeit, aus einigen alten Radern, eine 

 völlig brauchbare Uhr mit Windfang fiir mich darzustellen und 

 damit habe ich sogleich einen Apparat angefertigt, der weit 

 transportabeler als der Pendel-Apparat ist und sich überdiess 

 zu mehr ausgebreiteten Untersuchungen eignet. 



Wenn mein neuer Apparat jederzeit eine leichte und sichere 

 Bestimmung des persönlichen Pehlers gestattet, kann % er nicht 

 ganz nutzlos fiir die Astronomie sein. Man wird es doch den 



