■ M ) 



gleich sind, mus? ein galvaniseher Strorn geschlossen werden, 

 wodurch der Augenblick dieses Vorüberganges auf einem Re- 

 gistrir-Apparat bezeichnet wird. Besonders bei Auge- und Ohr- 

 Beobachtungen ist es von grosser Wichtigkeit, dass der Gang 

 der Uhr nicht gestort wird wahrend der Secunde, innerhalb 

 welcher die Beobachtung fallt. Die Schliessung des Stromes 

 muss alsu ohne bemerkbaren Widerstand oder Reibung vor sich 

 gehen und dieses Ziel wird erreicht dadurch, dass an jedem 

 Arm eine Gabel von Kupfer verbunden ist, deren feine Spitzen 

 gieichzeitig in zwei Quecksilbertropfen tauchen, worin die Lei- 

 tunersdrahte enden. Dainit diese Gabel sich leicht und genaa 

 rectificiren lasse, ist sie an einer stahlernen Feder H verbunden, 

 welcbe sich durch eine Schraube, an der Hinterseite des Armes, 

 stellen lasst. Die Quecksilbertropfen treten aus Löchern in dem 

 Holzblock N empor. In diese Löcher laufen zwei Drahte aus, 

 welcbe an den Klemmstücken O und P verbunden sind und 

 an diesen Klemmstücken werden auch die Drahte befestigt, wel- 

 cbe weiter zurn Registrir-Apparat führen. 



Die Quecksilbertropfen werden vom Kupfer amalgamirt und 

 von den Funken und der Luft oxydirt, weshalb sie bald ihre 

 Flüssigkeit verlieren und öfters erneuert werden mussen. Damit 

 man jedesinal ganz leicht neue Quecksilbertropfen anwenden 

 könne, hat der Holzblock N eine Einrichtung erhalten, welche 

 in Fig. 2 und Fig. 3 auf | der natürlichen Grosse dargestellt 

 ist. Fig. 2 zeigt den Holzblock von oben, Fig. o von der einen 

 Seite gesehen. lm Holzblocke sind zwei Löcher A und B aus- 

 gebohrt, w r ovon das eine seine Oeffnung an der einen Seite, 

 das andere seine Oeffnung an der anderen Seite hat. In diesen 

 Oeffnungen schliessen, mit Schraubenfaden, die dicken eiseruen 

 Schrauben C und D, und an der oberen Seite des Holzblock s 

 sind zwei feine Löcher ausgebohrt, von welchen jedes in einen 

 der Raume A und B auslauft. Die Raume A und B sind mit 

 Quecksilber ausgefüllt und hat man alte Quecksilbertropfen uail 

 dem Finger wegge worfen, so erhalt man sogleich neue, wenn 

 man nur die Schrauben C und O ein wenig anzieht. Die Raume 

 A und B können hinreichend Quecksilber für ein Paar Monate 

 enthalten, wenn man auch taglich die Tropfen erneuern wollte. 



Die Rectification der Gabel zeigt sich in Fig. 4 und Fig. 5, 



15» 



