( 222 ) 



welche das Ende von einem der Aerme auf \ der natürlicben 

 Grosse darstellen. Fig. 4 zeigt den Arm von einer Seite, Fig. 5 

 von oben gesehen. Die Gabel wird von der stahlernen Feder E 

 getragen, welche mit den Schrauben F und G an einer Seite 

 des Armes befestigt ist. Die Feder hat bei F einen Schlitt, 

 wodurch sie sich um die zweite Schraube drehen und die Gabel 

 sich also heben und senken lasst. Bei einer gehörigen Stellung 

 der Gabel gehen die Spitzen genau dureh die Tropfen, ohne 

 das bïolz zu berühren, und die Gabel lasst sich auch so sehr 

 heben, dass die Spitzen nicht durch die Tropfen gehen, und 

 damit der Arm ausser Wirkung gesetzt wird. Senkrecht durch 

 den Arm, an seinem Ende, geht die Schraube H (Fig. 5), welche 

 gegen die Feder E drückt und wodurch, mit der Feder, die 

 Gabel I so gestellt wird, dass die Schliessung des Stromes genau 

 mit der Bisection der Lichtscheibe zusammentrifft. 



Um den Apparat zu rectificiren, schaltet man in den Klemm- 

 stücken O und P (Fig. 1) ein Meidinger oder ein Bichromas- 

 Kalicus Element, mit einem ganz einfachen Electrornngnete ein. 

 Man stelle den Arm so, dass die Lichtscheibe genau von dem 

 Papierstreifen bisecirt wird. Man drehe die Schraube H so, 

 dass die Gabel sich in derselben ïtichtung bewegt, als worin 

 der Arm von der Uhr bewogen wird und hort zu drehen auf 

 als der Anker vom Electromagnete angezogen wird. Man kann 

 auf diese Art die Gabel leicht auf ein paar Zehntel Millimeter 

 rectificiren und in den meisten Fallen wird dies nicht ein mal 

 mit einem Hundertel einer Secunde übereinstimmen. 



Bei Au ge- und Ohr-Beobachtungen ist, wie gewöhnlich, die 

 Secunden-Spitze des Eegistrir-Apparats mit dem Stromschliesser 

 der Pendeluhr verbunden und die Klemmstücke O und P (Fig. 1) 

 werden in den Draht der Taste eingeschaltet. Dei' wahre 

 Augenblick der Erscheinung wird also auf dem Registrir-Appa- 

 rat verzeichnet, und die Auge- und Ohr-Beobachtungen werden 

 am besten auf einer galvanischen Uhr angestellt, welche die Zeit 

 der Pendeluhr angiebt. 



Bei Registrir-Beobachtungen muss der Draht vom Strom- 

 schliesser der Pendeluhr unterbrochen und dieser ausser Wirkung 

 gesetzt werden. Eine Hülfsbatterie von etwa zwei Meidinger 

 Elementen wird zwischen dem Electromagnete der Secunden- 



