( 223 ) 



Spitze und den Kleramstücken O und P eingeschaltet, und so 

 wird, im wahren Augenblick des Durchganges, ein Zeichen auf 

 dem Registrir-Apparat gegeben. Die Taste ist dabei auf ge- 

 wöhnlicher Art mit ihrer Spitze ani Registrir-Apparat verbun- 

 den, und damit wird die Registrir-Beobachtung des Antrittes 

 angestellt. Auf dem Registrir-Apparat findet man also zwei 

 Zeichen neben einander, deren Unterschied unmittelbar den 

 Fehler der Beobachtung angeben würde, wenn die Spitzen des 

 Apparats keinen Fehler hatten. Der Fehler der Spitzen rührt 

 von deren gegenseitigen Stellung und von dem ungleichen 

 Zeitraum her, welchen die zwei Electromagnete brauchen urn 

 ihre Spitzen zum Anschlagen zu bringen. Ich habe einen ein- 

 fachen Apparat angefertigt, wodurch die Ströme beider Spitzen, 

 unabhangig von einander und doch vollkommen gleichzeitig, für 

 einen Augenblick, geschlossen werden konnen. Dadurch erhalt 

 man zwei Zeichen auf dem Apparat, deren Unterschied die 

 Summe der Fehler der Spitzen ist. Die Ablesung der Registrir- 

 Apparate findet in Leiden nicht durch Schêitzung der Unter- 

 theile von Secunden statt, aber mittelst von mir angefertigter 

 Apparate, wodurch, gleich schnell wie eine Schatzung, die Zehntel 

 von Secunden direct und genau gemessen und die Hundertel 

 von Secunden, auf ein oder zwei Einheiten sicher, geschatzt 

 werden Einer dieser Apparate dient zu knoblich 1 s Cylinder, 

 der andere zum MORSE'schen Papierstreifen des Apparats von 

 mayer und wolf. Mit diesen Ablesungsapparaten hat sich nie- 

 mals ein Unterschied, zwischen der gegenseitigen Stellung der 

 Spitzen und ihren ganzen Fehlern, von einern Hundertel einer 

 Secunde ergeben, obschon die Batteriën absichtlich geandert 

 wurden. Der Unterschied zwischen den Zeitraumen welche beide 

 Spitzen brauchen um anzuschlagen, ist also bei den Apparaten 

 in Leiden unmerkbar. Mittelst eines einfachen Umschalters, an 

 der Wand des Zimmers, werden die Ströme in einem Augen- 

 blick für Auge- und Ohr- oder für Registrir-Beobachtungen 

 gericbtet. 



Um dem schwarzen Papierstreifen die gehörige Breite und 

 der Lichtscheibe den gehörigen Durchmesser geben zu konnen, 

 bemerke man dass ein gewöhnlicher Spinnen-Coconfaden, in 

 einem Fernrohr von 8 Fuss Brennweite, fast genau eine Se- 



