( Ï'^J ) 



VAN DE SAN DE BAKiiüYZEN aanmerkelijk scherper dan door 

 den Heer kam worden afgelezen. 



De zamenstelling van de gemiddelde uitkomsten der ge- 

 tallen E, in de voorgaande tabellen, tot de poolshoogte 

 der plaats en den poolsafstand der poolster, vordert nog, 

 dat die uitkomsten worden gezuiverd van den invloed der 

 fouten van de strepen der verdeelingen van beide cirkels, 

 die bij de waarnemingen zijn gebruikt en van de fouten 

 der mikrometerschroeven. Bessel heeft de fouten der mi- 

 krometerschroeven geheel en al verwaarloosd en te Leiden 

 zijn zij nog niet bepaald. De hoogst omslagtige bepaling van 

 de fouten der mikrometerschroeven komt mij echter nood- 

 zakelijk voor, daar zij niet dan door een groot toeval zon- 

 der eenigen invloed op de einduitkomsten kan blijven en 

 zij zal te Leiden, zoo spoedig als de omstandigheden het 

 zullen toelaten, worden ten uitvoer gebragt. Aan den Me- 

 ridiaan-cirkel te Leiden is niet, zoo als gewoonlijk, een 

 toestel voor de bepaling van de fouten der verdeeling toe- 

 gevoegd, maar de mikroskopen, voor de gewone aflezingen 

 bestemd, laten zich, wegens hunne bijzondere inrigting, 

 daartoe gebruiken. De cirkel, dien men onderzoekt, moet 

 daarbij echter, voor de waarneming der hemellichten, tij- 

 delijk buiten dienst worden gesteld, maar dit is geen be- 

 zwaar, nademaal steeds een tweede cirkel gereed is. De 

 fouten der gebezigde verdeelingsstrepen zijn alhier bepaald 

 naar het gewijzigd voorschrift van bessel, zoo als dit door 

 PETERS op den Pulkowa is nagevolgd {Astronomische Nach- 

 ricliten N°. 4 91 en Recueil des mdmoires des astronomes de 

 Vohservatoire central de Russie, vol. I, pag. 199). 



De mikroskopen van eiken cirkel liggen, zoo als ge- 

 woonlijk, 90'' uit elkander en telkens wordt het midden 

 uit hunne aanwijzingen genomen. Men moet dus telkens 

 het midden kennen der fouten van vier strepen op den 

 verdeelden rand, die 90° uit elkander liggen en brengt 



