( 147 ) 



opgegevene afwijk 



ingen van het ar. 



midden de volgende af- 



wijkingen in den 



pijl 







Ie Oppervlakte. 





2e Oppervlakte. 



4e Oppervlakte. 



mm. 





m.m. 





— 0,00012 





— 0,00046 



+ 0,00009 



-1- 0,00004 





~ 0,00046 



+ 0,00013 



— 0,00005 





+ 0,00073 



— 0,00003 



+ 0,00008 





+ 0,00010 



— 0,00006 



+ 0,00004 





4- 0,00010 



— 0,00012 



Nu is het ligt te bewijzen dat de boven aangegevene 

 methode de pijlen der segmenten met groote en kleine 

 kromtestralen nagenoeg even naauwkeurig moet leeren ken- 

 nen. Uit al de vijftien medegedeelde afwijkingen vindt men 

 voor de w. fout eener enkele bepaling 



± 0,00019 Ned. streep. 



Ofschoon de methode door den Heer kaiser voor het 

 onderzoek van de platheid van glazen oppervlakten aan de 

 hand gedaan, ook voor de bepaling van den kromtestraal 

 der oppervlakte dienen kan, waar het slechts bij zeer groote 

 kromtestralen op eene benadering aankomt, de eenige be- 

 doeling, die hij bij het bedenken dier methode koesterde, 

 zoo zou die methode toch, onveranderd aangewend, bij het 

 bepalen van kromtestralen, van eenen halven meter tot een 

 vijf- of zestal meters dezelfde naauwkeurigheid niet kunnen 

 opleveren, als welke boven is gebleken bij de door mij 

 voorgestelde wijziging te kunnen bereikt worden, en boven- 

 dien verschillende zwarigheden in de praktijk aanbieden. 



Mijne wijziging geeft dadelijk den gevraagden kromte- 

 straal, die slechts uitgemeten behoeft te worden. De brand- 

 puntsafstand des hulpkijkers alsmede de afstand van het 

 objectief des hulpkijkers tot de spiegelende oppervlakte be- 

 hoeven niet bepaald te worden. Yan beide deze laatste is 

 de kennis bij de methode van den Heer kaiser een ver- 



