( 170 ) 



IX)NDERS 342J5 



, 342. 



341.95, 



342.2, 



Voor 1.5 



mm. 







BRETTAUER 334.3, 



334.3, 



334.4, 



334.35 



25.7, 



25.6. 







STARCK 334.6, 



334.5. 







25.4, 



25.3. 







DONDERS 334.2, 



334.2, 



334.2. 





Voor 2.5 



mm. 







BRETTAUER 321.15, 



321.1, 



321.2, 



321.1. 



39, 



38.9. 







STARCK 321.1, 



321.0. 







39.3, 



39.2. 







HAEFMANS 320.85, 



320.8. 







39.1, 



38.9. 







DONDERS 321, 



320.9, 







Voor 3 mm. 









BREITAUER 315.5, 



315.3. 







DONDERS 315.5, 



315.3. 







Een persoon, die in hoogen graad bijziende was , verkreeg 

 bij de meeste metingen 0.5° minder. Er was geen grond 

 voorhanden, dit aan zijne bijziendheid toe te schrijven. Ik heb 

 evenwel beproefd, of, door een sterk convex glas voor mijn 

 oog te houden, eene gewijzigde uitkomst werd verkregen; 

 doch dit was geenzins het geval. 



Op een aantal hoornvliezen hebben de Heer haifmans 

 en ik de verschillende metingen ook afzonderlijk volbragt, 

 en telkens hebben wij schier volkomen overeenstemming 

 verkregen. De uitkomsten van Dr. brettauer wieken niet 

 zelden 0.1 tot 0.2'' af, hetgeen echter voor den radius nog 

 geen grooter verschil dan ^-^ mm. oplevert. Üit dit alles zal 

 genoegzaam gebleken zijn, w^elke graad van naauwkeurigheid 

 met den ophthalmometer te verkrijgen is. 



Ten opzigte der wijze van waarneming der spiegelbeeldjei: 



