( 282 ) 



men, dat het Hartnacksche stelsel door geene andere, — 

 tenzij welligt de Amicische stelsels uitgezonderd, — die tot 

 dusverre op het vasteland van Europa vervaardigd zijn, 

 overtroffen wordt. 



Eenigzins anders is h^t, wanneer wij deze vergelijking 

 ook uitstrekken tot de lenzenstelsels der beste Engelsche 

 vervaardigers van mikroskopen. 



De welwillendheid van Dr. molewater verschafte mij de 

 gelegenheid, om door een groot mikroskoop van den on- 

 langs overledenen andrew ross, hetwelk toebehoort aan 

 het ziekenhuis te Eotterdam en in" 1858 vervaardigd is, 

 een aantal derzelfde proefvoorwerpen te zien, waaraan ik 

 vroeger ook het Hartnacksche stelsel getoetst had. 



Het bij dit mikroskoop behoorende sterkste stelsel, van 

 TT E. duim nominalen brandpuntsafstand, heeft in werkelijk- 

 heid eenen iets korteren. Te oordeelen naar de vergrooting 

 met dezelfde oculairen, schat ik dezen ongeveer gelijk met 

 die van het Hartnacksche stelsel, d. i. op omstreeks yV E.d. 



Wat nu het optisch effect van dit stelsel aanbelangt, 

 zoo moet ik getuigen, dat niet alleen alles wat door het 

 Hartnacksche stelsel zigtbaar gemaakt kan worden, ook 

 door dat van ross gezien wordt, maar dat het laatste het 

 eerste nog overtreft in begrenzend vermogen. De scherpte 

 en netheid der beelden is inderdaad verwonderlijk. Van 

 alle lenzenstelsels, die mij tot hiertoe onder de oogen ge- 

 komen zijn, is dit stelsel stellig het beste. 



Yoor een meer volledig onderzoek, namelijk eene bepa- 

 ling van den openingshoek en van de uiterste grenzen van 

 het optisch vermogen, ontbraken mij toenmaals de daartoe 

 vereischte inrigtingen, doch, te oordeelen naar het resultaat 

 der waarnemingen van de mij goed bekende proefvoorwerpen, 

 liggen die grenzen voorzeker nog iets verder dan die, welke 

 boven voor het optisch vermogen van het Hartnacksche 

 stelsel zijn opgegeven. 



