( 158) 



niet te groote waarden door mij gevonden waren. De 

 waarnemingen toonen aan, dat dit zeker eenigszins liet ge- 

 val is, maar slechts in zeer geringe mate. Bij mijn piëzo- 

 meterproeven werd de druk zoo langzaam toegelaten en 

 weder weggenomen, bewogen de waterniveaux zich zoo 

 langzaam door de buizen, dat bij die proeven het water, 

 dat aan de wanden bleef hangen, zeer waarschijnlijk minder 

 bedraagt dan de kleinste waarde bij de latere waarnemingen 

 daarvoor gevonden. Ik houd het daarom voor waarschijnlijk, 

 dat de door mij gevonden waarden bij de piëzonieterp roeven, 

 wegens deze oorzaak van fout, niet meer dan 0,5 % te 

 groot zullen zijn, niet onwaarschijnlijk zelfs nog minder. 



De formule voor A U x — — A^o kan dienen om een 

 betrekking te vinden tusschen E en ju. Daartoe is het dan 

 echter noodig nauwkeurig te kennen de verschillende afmetin- 

 gen i£ , R x en II van het piëzometervat. Om dezeteleeren 

 kennen, was de piëzometer, voordat de nauwe buis er aan 

 gezet was, gewogen in de lucht en in water van bekende 

 temperatuur. Deze beide wegingen gaven het volumen van 

 den glazen wand des piëzo meters of U 1 — U en het soorte- 

 lijk gewicht van het glas. Uit het gewicht van het water, 

 dat den piëzometer vult, leidde men het inwendig volumen 

 af U . Men kende dan dus U en U v 



Gevonden werd in kubiek-millimeters : 



U Q — 295.780, Z7 1= = 359.622, 



#!— ü =z 63.842; 



soortelijk gewicht glas = 2,516. 



Deze waarden voor de volumina U en Ui gelden bij de 

 temperatuur der wegingen, die 19° a 20° bedroeg. De ku- 

 biek-millimeters zijn echter, daar voor het gewichtsverlies 

 in de lucht en voor de van de éénheid afwijkende dicht- 

 heid van het water de noodige correcties waren aangebracht, 

 ware kubiek-millimeters. 



Later, nadat de buis aan den piëzometer gezet was, werd 

 door weging met water voor het inwendig volumen van 



