( 173 ) 



die met de andere piëzometers verkregen. Die overeenstem- 

 ming is echter niet zoo volkomen, dat daaruit tot de juist- 

 heid der samendrukbaarheidscoëfficienten der piëzometervaten 

 zou kunnen besloten worden. De tienmillioensten zijn na- 

 melijk bij den samendrukbaarheidscoèfficient van water nog 

 geheel onzeker, en de verschillende waarden, die men aan 

 den samendrukbaarheidscoèfficient van glas zou kunnen 

 toekennen, verschillen juist in de tienmillioensten. De 

 waarde van dien coëfficiënt voor het glazen piëzometervat 

 moet echter tot tienmillioensten toe nauwkeurig bekend 

 zijn, wil men daarmede den samendrukbaarheidscoèfficient 

 van kwikzilver eenigszins nauwkeurig kunnen bepalen *). 



Om voor zoo weinig samendrukbare vloeistoffen als kwik- 

 zilver tot een nauwkeurige bepaling van den samendruk- 

 baarheidscoèfficient te geraken, zal men of op meer directe 

 en daarom meer nauwkeurige wijze den kubieken samen- 

 drukbaarheidscoèfficient van het piëzometervat moeten leeren 

 meten, of men zal een methode moeten uitdenken, waar- 

 door men niet de schijnbare maar direct de absolute samen- 

 drukbaarheid der vloeistoffen kan bepalen. Kende men dan 

 door zulk een methode slechts voor één enkele vloeistof, 

 bijv. kwik, de absolute samendrukbaarheid, dan zou men 

 voor alle andere vloeistoffen door middel van de gewone 

 methode met piëzometers de absolute samendrukbaarheid 



door middel van de methode der longitudinale trillingen als bij directe 

 uitrekking der buizen. De eerste methode gaf hem voor E voor de vijf 

 buizen vrij overeenstemmende waarden, die begrepen waren tusschen 

 5354 en 5630 (1. e. p. ?2). Bij uitrekking verkreeg hij grootere ver- 

 schillen; voor E vond hij daarbij waarden, begrepen tusschen 3i81 en 

 4429 (1. c. p. 71)- Op deze laatste waarden voor E doelt nu zeker 

 Grassi. De overeenstemming is echter niet groot. De waarde voor E 

 van Gbassi is toch aanmerkelijk grooter dan de grootste der door 

 Wertheim gevonden waarden. Dat de door Grassi aangenomen waarde 

 van 6 de ware waarae voor zijn piëzometer A zou zijn, acht ik daarom 

 volstrekt niet bewezen. 



*) Het gebruik maken van piëzometers uit andere stof ais glas, zal, 

 geloof ik, om verschillende redenen tot niet veel betere uitkomsten 

 leiden. 



