( 195 ) 



vermindering of vermeerdering in druk. Laat men dan ook 

 effluve-electriciteit doorgaan, dan stijgt de vloeistof in den 

 manometer als gevolg eener vermindering in druk daar buiten. 



Ter betere beoordeeling van den toestel zal in 't kort 

 aanvankelijk mededeeling worden gedaan van eenige voor- 

 loopige proeven, die leidden tot de inrichting ten slotte 

 daartoe gekozen. 



Voorloopige proeven. De manometer bevatte water, en 

 derhalve was de ozonhoudende zuurstof niet droog. In den 

 toestel was geplaatst een buisje met water, ten einde den 

 gasinhoud zooveel mogelijk verzadigd te houden met water- 

 damp. Ter controle had men een tweede buis ingericht op 

 overeenkomstige wijze, maar gevuld met lucht. Het bleek nu 

 na eenige maanden, dat de stand van den manometer zeer 

 merkbaar was veranderd, zoodat moest verondersteld worden, 

 dat eenig water van den manometer was verplaatst. Bij deze 

 voorloopige proeven was de buis nog niet voorzien van een 

 effluve-inrichting, en moest deze gevuld worden met ozon- 

 houdende zuurstof. Tot dit laatste werd een vrij samen- 

 gestelde constructie vereischt. Aan het eene einde was de 

 (groote) buis gesmolten aan een glazen buis met glazen 

 kraan, in gemeenschap staande met een glazen gashouder, 

 terwijl het andere einde was verbonden met een T stuk, 

 voorzien van twee glazen kranen. De lucht werd dan ver^ 

 dreven door ozonhoudende zuurstof in groote hoeveelheid 

 doorgevoerd, daarna geleid door een absorptie-toestel met 

 arsenigzuur-oplossing (ter bepaling van het gehalte aan 

 ozon), en ten slotte de (groote) buis aan de uiteinden toe- 

 gesmolten. 



Manometer. De luchtthermo meter, die later als mano- 

 meter dienst heeft te doen, werd na de opgedane ondervin- 

 ding eerst gevuld met gewoon zwavelzuur, maar de beweging 

 was buiten verwachting traag, zoodat daarmede niets goeds 

 was aan te vangen. Toen werd op één maat gewoon zwa- 

 velzuur genomen 1 / 8 maat water ; en met deze vloeistof was 

 de snelheid van beweging zeer voldoende. 



De luchtthermo meter heeft een betrekkelijk groot lucht- 

 reservoir en is voorzien van twee kamers, om redenen ge- 



