( 196 ) 



makkelijk in te zien ; terwijl het uiteinde der bovenste kamer 

 in een haarbuis is uitgetrokken. Het lumen der thermo- 

 meterbuis is betrekkelijk groot van diameter, ten einde de 

 snelheid van beweging te bevorderen. De verdeeling is in 

 millimeters. Het calibreeren geschiedde op deze wijze, dat 

 de stand van het vocht in de thermometerbuis werd afge- 

 lezen bij verschillende temperaturen, waarbij de luchtther- 

 mometer in eenzelfde vat met water was geplaatst met een 

 gevoeligen kwikthermometer. Het calibreeren geschiedde zoo 

 snel mogelijk en werd ter controle herhaald. 



Effluve-ozonometer. De voorloopige proeven brachten mij 

 al spoedig op de eenvoudige gedachte, om den ozonometer 

 te voorzien van een effluve-inrichting. In de figuur is de 

 geheele toestel met watervat en al (zie later) voorgesteld. 

 De aanvankelijk luchtthermometer, thans manometer, A rust 

 op een soort glazen voetstuk. De buisjes l en n, bij het 

 vullen van buis B met zuurstof open, zijn daarna dicht ge- 

 smolten. De effluve-inrichting e maakt het mogelijk (zie 

 later), om tusschen e en c en e en d eifluve-electriciteit te 

 laten doorgaan. De effluve-ozonometer is geplaatst in een 

 glazen vat Q, gevuld met water, welk vat van onder kan 

 verhit worden met een gaskomfoor Z. 



Vullen van den effluve-ozonometer. Volledigheidshalve deelen 

 wij de wijze mede van vullen. De buis B wordt veronder- 

 steld nog open te • zijn bij g ; de luchtthermometer wordt dan 

 eerst hierdoor ingebracht met het glazen voetstukje en ver- 

 volgens bij g toegesmolten. Door l wordt zuurstof (droog) 

 geleid, daarna bij l en n eenigermate gesloten met glaswol, 

 en effluve-electriciteit doorgeleid, waardoor de zuurstof ten 

 deele wordt omgezet in ozon ; daarmede laat men dan den 

 toestel eenigen tijd staan, ten einde den mogelijk storen- 

 den invloed van stofdeeltjes op te heffen. Thans worden 

 eenige liters zuurstof (droog) geleid door den toestel, en ten 

 slotte bij l en n dicht gesmolten. Alvorens tot gemelde 

 bewerkingen over te gaan, wordt in buis B gedurende eenige 

 dagen geplaatst een buisje met zwavelzuur ; bij g wordt dan 

 de buis gesloten met een caoutchouc kurk, bij l en n de 

 buisjes met kapjes. 



