( 200 ) 



door effluve-electriciteit wordt deze zuurstof gedeeltelijk om- 

 gezet in ozon ; het gehalte van ozon kan dus met arsenig- 

 zuur niet bepaald worden. Daarentegen kan de hoeveelheid 

 ozon door berekening worden gevonden, indien als s. g. van 

 ozon wordt genomen 24 en b bekend is; de gevonden ver- 

 meerdering in maat moet in dat geval gelijk wezen aan die 

 berekend. Vroeger werd verondersteld, dat aanwezig ozon 

 werd ontleed ; het is duidelijk, dat even goed het geval kan 

 worden genomen (en dit zal worden gedaan), dat gewone 

 zuurstof overgaat in ozon, want de vermindering in maat 

 bij dit laatste is gelijk aan de vermeerdering in maat bij de 

 ontleding van het ozon. Men heeft alzoo: 



b p 



272 ~ 4289^ '" 



De stijging b (aangegeven in graden) leert dan kennen 

 door formule M de waarde van p of het gehalte in milligr. 

 ozon in een liter genomen bij 0° en 760 mm - ; bekend wordt 

 verondersteld met hoeveel verdeelingen één graad overeen- 

 stemt. Bij ontleding van ozon ,wprdt dan b kleiner en ten 

 slotte = o (en zoo ook £>), indSn de manometer den oor- 

 spronkelijken stand aanwijst. 



Proeven met den eitluve-ozonometer. 



Bepaling van het vaste punt. De stand van den manometer 

 zou eenzelfde blijven, ingeval namelijk de temperatuur in 

 verschillende deelen van den toestel eenzelfde bleef (zie pag. 

 194). Maar dit laatste is niet het geval, indien de toestel 

 in de lucht is geplaatst zonder bijzondere voorzorgsmaat- 

 regelen, vooral daar de manometer betrekkelijk gevoelig 

 moet zijn. Het scheen dus aangewezen, om den ozonometer 

 te plaatsen in een betrekkelijk groot glazen vat onder water. 

 Aanvankelijk bleef dit vat open, bij latere proeven werd het 

 overdekt (zie later). Het verwarmen had niet weinig be- 

 zwaar, want de wand van het vat kon wel niet anders dan 

 van betrekkelijk dik glas zijn; men moest dan ook beginnen 

 met groote omzichtigheid te verwarmen. Onder het vat was 



