12 METINGEN OVER KERR’S VERSCHIJNSEL BĲ MAGNETISAT[E 
De waarnemingen zijn verricht met twee ringen van gelijke afmetingen. De 
optische constanten der spiegels, hoofdinvalshoek en hoofdazimut, zijn voor licht 
van de breekbaarheid der D streep, vóordat de ringen gemagnetiseerd waren, 
met den compensator van BABINET bepaald *. De spiegels zullen door I en II 
worden aangeduid. 
Spiegel. Hoofdinvalshoek. Hoofdazimut. 
L. 11235 26034’ 
ET 16030'.5 26044! } 
B. Algemeene inrichting van den toestel. 
11. Ten einde bij zeer kleine invalshoeken en ook bij normalen inval metingen 
te kunnen verrichten, werden de collimator en polarisator afgezonderd van den 
spectrometer opgesteld. Collimator, polarisator en spectrometer zijn (Fig. 5, zie 
de plaat) op de slee A, A van een iĳzeren draaibank bevestigd, waardoor de 
toestellen gemakkelijk in de richting van den invallenden lichtstraal verschoven 
kunnen worden en door de bevestiging aan den bank ten opzichte van elkander 
een vasten stand behouden. De toestel, welke den collimator B draagt, rust op 
een ijzeren raam C, dat aan de bank bevestigd wordt. De collimator kan door 
de schroef a om het scharnier b draaien en door middel der beide schroeven 
c evenwijdig aan zich zelven naar boven verplaatst worden. 
Het stuk D, dat den polarisator draagt, bestaat in hoofdzaak uit een geel 
koperen kolom d, welke men door de schroef p om een vertikale as e kan 
draaien, die op een groote slee f is geplaatst. Deze slee wordt op de draaibank 
vastgezet. Door middel dezer slee is men nu in staat den polarisator in een 
richting loodrecht op de bank, dus ook op den invallenden lichtstraal, te be- 
wegen. Over het bovenste deel der kolom schuift een holle buis g, die door een 
moer A, op de kolom geschroefd, en twee sterke spiraalveeren k op- en neerge- 
schoven kan worden. Dit schuifstuk draagt in cen tapleger / de polarisatorbuis Z. 
* Vergelijk voor nadere bijzonderheden Stssinar t. a. p. pg. 36 en v.v. 
t Dit opmerkelijke verschil tusschen de hoofdinvalshoeken van twee, oogenschijnlijk gelijke spie- 
gels, werd bij herhaling der metingen bevestigd gevonden. Men zou geneigd zijn hierbij aan een 
verschil in de oppervlaktelagen te denken. De spiegels zijn echter op dezelfde wijze geslepen en 
gepolijst. Ben verandering in de optische constanten van spiegels, voornamelijk van den hoofdin- 
valshoek, wanneer het slijpen en polijsten op verschillende wijze geschiedde, is meermalen en in 
sterkere mate door mij waargenomen. Zij verschaffen experimenteele gegevens voor een onderzoek 
over den invloed van oppervlaktelagen op de terugkaatsing, dat ik hoop verder voort te kunnen 
zetten. 
