EVENWIJDIG AAN HET SPIEGELEND OPPERVLAK. 13 
Hierin kan de polarisator door middel der schroef m ook om een horizontale as 
draaien. Een dergelijke toestel draagt den analysator, zoo deze bij kleine in vals- 
hoeken afgezonderd van den spectrometer wordt opgesteld. 
De spectrometer rust op een vierkante ijzeren plaat F, die aan de slee van 
de bank wordt bevestigd. Op deze plaat zijn in een diagonaal twee ijzeren 
kolommen # geschroefd, die iets hooger zijn dan de spectrometer. Deze kolom- 
men dragen een geel koperen langwerpige plaat o, die over den cirkel van den 
spectrometer loopt. Deze plaat draagt zelve in het midden de ringen, die door 
hun gewicht en grootte niet op het tafeltje van den spectrometer geplaatst kun- 
nen worden. De ringen rusten niet onmiddellijk op deze plaat o, maar op een 
stuk, waardoor zij in twee onderling loodrechte richtingen en om een verticale 
as bewogen kunnen worden. Dit stuk bestaat alzoo in hoofdzaak uit twee sle- 
den r. De plaat op de bovenste slee, welke de ringen draagt, rust op een half- 
rond s, zoodat zij met drie schroefjes zoo gesteld kan worden, dat de normaal 
van den spiegel t loodrecht op de spectrometeras staat. De plaat, waarop de 
sleden bevestigd zijn, kan in een ring worden vastgeklemd en dan met de schroef 
w en om een verticale as gedraaid. Deze schroef werkt op den staart u, die 
aan den ring bevestigd is. Groote verplaatsingen geschieden met de hand, 
waarbij de ring wordt losgeklemd. 
De sleden met den ring zijn op de plaat y geschroefd, die zelve met de 
schroeven z op o wordt bevestigd. 
Wordt de analysator van den spectrometer afgezonderd opgesteld, dan plaatst 
men den toestel, die den analysator draagt, op een ijzeren dwarsstuk G, dat 
stevig aan de bank wordt bevestigd. Dit dwarsstuk kan over de bank heenge- 
schoven worden en veroorlooft den analysator ter zij hiervan op te stellen. De 
geheele toestel is op een steen, van den vloer afgescheiden, geplaatst. 
12. Bij de constructie van dezen toestel is er zooveel mogelijk voor gezorgd, 
dat men de verschillende onderdeelen in den vereischten stand kan brengen en 
hierin stevig bevestigen. Daar de draaiingen slechts enkele minuten bedragen 
en de wijze, waarop deze worden gemeten, een juiste en onveranderlijke stel- 
ling, vooral van spiegels en uicols vereischen, moet aan beide genoemde voor- 
waarden voldaan worden. Er werd niet eerder overgegaan tot het opbouwen 
van dezen toestel, voor overtuigend gebleken was, dat met een meer eenvou- 
digen geene vertrouwbare uitkomsten te verkrijgen waren. *. 
Uit de discussie bleek, dat een geheele reeks van waarnemingen hiermee verricht moest ver- 
worpen worden. 
