EVENWIJDIG AAN HET SPIEGELEND OPPERVLAK, 15 
14. De polarisator is een prisma van Lippich * met rechte eindvlakken, die 
slechts een zeer kleinen hoek, ongeveer 1’, met elkander maken. De rand 
a' (zie Fig. 5) der buis, die den nicol bevat, wordt door 6 stelschroefjes in den 
rand der buis c’ bevestigd, die zelve in de bus van den verdeelden cirkel is 
geschoven. Hierdoor kan de as van den nicol evenwijdig aan de collimatoras, 
dus aan de as van den invallenden stralenbundel gebracht worden. Dit ge- 
schiedt door met den kijker van den spectrometer de spiegelbeelden der kruis- 
draden in het eindvlak van den nicol waar te nemen. Bij ronddraaiing be- 
schrijven de teruggekaatste kruisdraadbeelden slechts een kleinen cirkel, de 
straal is ongeveer 1', zoodat ook de bus van den verdeelden cirkel voldoende 
in de wijdere buis, waarin zij draait, is bevestigd. De afwijking, die de rich- 
ting van het licht door dezen micol ondergaat, is zeer gering, ongeveer 1’. 
Bovendien wordt de polarisator door middel van den toestel, waarop hij rust, 
zoo geplaatst, dat de as van den invallenden bundel door de as van den nicol 
gaat. De as van den invallenden bundel wordt verkregen door een dop met 
kleine opening in het midden over den objectiefrand te schuiven. 
De analysator is een nicol met schuine eindvlakken en werd zoo gekozen, 
dat de streep in het veld van de nicols het duidelijkst was. Hier kan dus niet 
dezelfde methode toegepast worden als bij den polarisator, om de as van den 
nicol te stellen. Er werd nu nagegaan, of het licht, dat in de richting van de 
as op den nicol valt, door het schuine voorvlak zoo wordt teruggekaatst, dat 
het bij draaiing van den nicol een cirkel om den invallenden straal beschrijft 
Het licht, dat het schuine voorvlak terugkaatst, wordt hiervoor op een scherm 
opgevangen, waarop cirkels zijn geteekend, met de as van den invallenden 
liehtbundel als middelpunt. Verder werd zorggedragen, dat bij de vervanging 
van den kijker, waarmee de verschillende deelen van den spectrometer worden 
gesteld, door dien, waarin voor het objectief de analysator bevestigd is, de assen 
der beide kijkers in de taplegers denzelfden stand hebben. Hiervoor wordt eerst 
het beweegbare tapleger van den speetrometer zoo gesteld, dat de kijker, hierin 
en in het overstaande vaste tapleger gelegd, loodrecht op de zijvlakken van het 
plan-parallelleglasplaatje op het tafeltje van den spectrometer staat. De as van 
den kijker heeft dan in beide gevallen dezelfde richting. Legt men nu den 
kijker in een der taplegers, den analysatorkijker in het andere, dan werd er voor 
gezorgd, dat de teruggekaatste kruisdraadbeelden in een glasplaatje, op den 
* Zie Lrerrcm. Wiener Sitz. Ber. Bd. 91. pg. 1097. 
f Dit hulpmiddel is door GrAzEBROOK aangegeven. 
