16 METINGEN OVER KERR'S VERSCHIJNSEL BĲ MAGNETISATIE 
analysator bevestigd, bij draaiing van den nicol steeds samenvielen met de kruis- 
draden of hierom slechts een kleinen cirkel beschreven *. 
Door deze juistere stelling van polarisator en analysator kan de methode 
van instelling met behulp der streep veel strenger worden doorgevoerd. Was 
vroeger de streep bij kleine invalshoeken slecht te zien, thans leverde de be- 
paling der hoofdstanden en draaiingen bij geen der invalshoeken eenig bezwaar 
op, zoodat de hieraan verbonden moeilijkheden geheel zijn overwonnen. 
15. Ten einde aan te geven aan welke voorwaarden de opstelling van den 
toestel voldoet, zal de wijze, waarop men de verschillende deelen stelt, in korte 
trekken worden vermeld. 
10, De kijker van den spectrometer wordt zoo geplaatst, dat de as loodrecht 
staat op die van den spectrometer en deze snijdt tf. 
20, De spectrometer wordt zoo op de plaat #' gesteld, dat als de kijkeras 
evenwijdig loopt aan de collimatoras, beide assen tevens in elkanders verlengde 
liggen. 
30. De polarisatoras plaatst men in het verlengde van de collimatoras. Door 
middel van de methode der spiegelbeelden wordt met den kijker voor de even- 
wijdigheid der assen gezorgd. Men kan de assen laten samenvallen door middel 
van de slee f en de moer 4 van het stuk D. 
40. De spiegel wordt voor den bepaalden invalshoek gesteld, zoodat de spie- 
gelnormaal in het vlak van de kijker- en collimatoras ligt, en 
50. het midden van den spiegel in de collimatoras, daar, waar deze de spec- 
trometeras snijdt. Deze voorwaarde is vervuld, zoo de as van den invallenden 
bundel na de terugkaatsing met de kijkeras samenvalt. Wordt de analysator af- 
gezonderd van den spectrometer opgesteld, dan plaatst men den kijker en spiegel 
voor den bepaalden invalshoek met behulp van het plan-parallelleglasplaatje op 
het tafeltje van den spectrometer. Dit glasplaatje wordt eerst zoo gesteld, dat 
de normaal den bepaalden hoek met de as van den invallenden lichtbundel 
* Het oculair van den kijker, waarin de analysator is bevestigd, vergroot ongeveer 5 maal. Die 
vergrooting moet zoodanig zijn, dat de streep scherp is in te stellen en de duidelijkheid der streep 
door geringe lichtsterkte bij te sterke vergrooting, miet te klein wordt. 
j Vergelijk hierbij o. a. Rramr, dun. de Chim. et de Phys. ser. 6. Vol. 4 pag. 446, 456; Ann. 
de Chim. et de Phys. ser. 6. Vol. 9 pag. 121—131, Ann. de Chim. et de Phys. ser. 6. Vol. X, 
pag. 208. De directe wijze, waarop volgens de door mij gebruikte methode de hoofdstanden worden 
bepaald, geeft een vrij wat grootere nauwkeurigheid dan de benaderende manier, waarop Rreur te 
werk gaat, welke bovendien voor groote en kleine invalshoeken geene scherpe bepalingen toelaat. 
Zie ook $ 20 en $ 21. 
$ Vergelijk Stssrnem, t. a. p. pg. 15 en v.v. Hier wordt ondersteld, dat de as van den cirkel en 
het tafeltje van den spectrometer eens voor al evenwijdig zijn gesteld. 
