ee Te - 
Nr. 3 Sitzung am 20. Jänner. Dr. A. Brezina. 47 
Die Messung an einem ebenfalls ausgezeichneten Spaltungs- 
stücke ergab: 
r L: Messung. Rechnung. 
(100) (101) = (010) (101) = 52° 34:2 52° 32:5 
(101) (001) — 52 348 52 325 
am selben Krystalle fand ich für den einspringenden Winkel: 
% Messung. Rechnung. 
(001 (001) ua 15V 35 164 
Endlich kann man häufig die umgelagerte Partie längs der 
Zwillingsebene (110), welche bekanntlich ein Gleitbruch des Calecites 
ist, abschieben, was besonders dann leicht gelingt, wenn man gleich- 
zeitig auf zwei Polkanten Einschnitte macht; ich fand auf diese Weise 
Messung Rechnung. 
(100) (110) - =, 37%. 28°3 37° 275 
L:O.I010) =" 37 31:0 37 275 
(100) (010) =. 74, 56:7 174 550 
Derselbe. Ueber Schneiders neues Polarisations- 
mikroskop. Die Umständlichkeit der Manipulation mit Axenwinkel- 
apparaten veranlasste 1875 Prof. Adams in London, ein Polarisations- 
mikroskop mit etwas schwächerem Gesichtsfeld als das Amici’sche zu 
construiren, wobei die beiden innersten Linsen mit der Krystallplatte 
gleichzeitig drehbar waren. Dieses Princip wurde zuerst unter Bei- 
hülfe des Vortragenden durch Herrn Schneider auf die Nörrem- 
berg’scher Linsencombination übertragen, wodurch ein Instrument von 
grossem Gesichtsfeld erzielt wurde, das jedoch wegen der Nähe der 
zweitnächsten Linsen am Krystall keine volle Umdrehung des inneren 
Satzes und ausserdem keine Drehung um die zweite Mittellinie er- 
laubte, wie sie für die Untersuchung solcher Platten erforderlich ist, 
die gegen die optische Axenebene geneigt sind. 
Um diese Schwierigkeit zu beseitigen, wurde von Schneider 
eine neue Linsencombination ersonnen, welche bei noch grösserem 
Gesichtsfelde als die Nörremberg’sche eine viel grössere Distanz der 
zweitnächsten Linsen besitzt, so dass die Drehung um die mittlere 
Elastieitätsaxe um 360° und die um die zweite Mittellinie um etwa 
12—20° nach beiden Richtungen möglich ist, wodurch eine ausser- 
ordentlich rasche Orientirung und eine den meisten Anforderungen 
genügende Messung des Axenwinkels und der Neigung zwischen 
Plattennormale und Ebene der optischen Axen ermöglicht wird. Die 
ausführliche Beschreibung des Instrumentes findet sich in Carls 
Repertorium Bd. 15. 1879. 
Literaturnotizen. 
E.T. A. Halfar. Ueber eine neue Pentamerusart aus dem typischen 
Devon des Oberharzes. (Zeitschr. deutsch. geol. Ges. Berlin 1879.) 
Die oberste schiefrige Abtheilung des Harzer Spiriferensandsteines stellt nach 
dem Verfasser eine Uebergangszone zu den Calceolaschichten her. Diese Uebergangs- 
zone schliesst in ihren obersten Partien eine interessante kleine Fauna ein, zu 
welcher auch Steinkerne einer neuen Pentamerusart gehören, welche P. hercynicus 
