( 281 ) 



wordt vermeden door als electriciteitsbron indaetiewerkingen te 

 gebruiken, van welke men mag aannemen, dat zij slechts aan 

 kleine veranderingen onderhevig zijn. 



Door kohleausch *J is nog eene methode aangegeven van 

 weerstandsbepaling, berustende op het verband tüsschen het 

 logarithmisch decrement der slingeramplituden bij een gesloten 

 multiplicator en den weerstand van dien gesloten geleider. 

 Deze methode die wat eenvoudigheid betreft, weinig te wen- 

 schen schijnt over te laten, is eveneens vrij van de vermelde 

 gebreken der "methoden van den diöerentiaalsralvanometer en 

 van de brug van Wheatstone, Men mag echter betwijfelen, of 

 de voordeden aan de door weber en kohlb.au sch gebruikte 

 inductie-stroomen verbonden, wel omwegen tegen de mindere 

 nauwkeurigheid, waarmede een logarithmisch decrement^ in ver- 

 gelijking met een bepaalde afwijking .van den magneetnaald, 

 gemeten kan worden. 



Voor het uitvoeren van weerstandsbepalingeu, volgens de door 

 ons gevolgde methode, zijn, zooals uit het voorafgaande blijkt, 

 gelijktijdige stroomsterktemetingen noodig in den hoofdtak en 

 in den neventak. Doch de daartoe benoodigde instrumenten 

 moeten aan zeer verschillende eischen voldoen. Door middel 

 van den multiplicator in den neventak, behoeft slechts te kun- 

 nen worden nagegaan, of de stroomsterkte in dien tak dezelfde 

 is gebleven, terwijl het verband tüsschen strooimterkten en af- 

 wijkingen van de magneetnaald niet bekend behoeft te zijn : 

 doch in den hoofdtak moeten de verhoudingen der strooinsterk- 

 ten uit de uitslagen van de naald kunnen worden afgeleid. 



Het eerste instrument was een gewijzigde multiplicator van 

 wiedemann met verschuifbare draadrollen. In plaats van den 

 demagnetiseerden stalen spiegel waren magneet en spiegel af- 

 zonderlijk aangebracht, zóó dat deze ten opzichte van elkaar 

 gedraaid konden worden. 



Het instrument in den hoofdvak was een tangen tenboussole. 

 De straal der cirkelvormige windingen bedroeg 500 m.M. en 

 de halve lengte van den magneet 40 m.M , zoodat eene cor- 

 rectie voor de afwijking van de evenredigheid der stroomsterk- 



*) poog., Jjttt. Bd. 142, pa_ 



