( 285 ) 



stand spoedig in rust komen. Tn den multiplicator geschiedde 

 dit door den zeer sterk dempenden kóperring binnen 4 seconden. 

 Bij de tangentenboussole was de demping niet zoo aanzienlijk 

 en werd de magneet op eene zeer eenvoudige, door Prof. 

 bosscha aangegeven wijze, in rust gebracht. Nabij een der 

 polen van den magneet werd een solenoide geplaatst, waarin de 

 voor de kijkers gezeten waarnemer den stroom verbreken of in 

 de eene of andere richting kon door laten gaan. Ging nu de slin- 

 gerende magneet voorbij zijn e ven wichtsstand, dan liet men de 

 solenoide, door stroomsluiting in een of anderen zin gedurende 

 een oogenblik daarop aantrekkend of afstootend werken, waar- 

 door dan de magneet binnen één minuut in rust was gebracht. 



Ook is het noodig, dat de aflezingen van multiplicator en 

 tangentenboussole zoo na mogelijk gelijktijdig geschieden, opdat 

 veranderingen in de electromotorische kracht van geen invloed 

 zullen zijn. Schkoeder. van der kolk acht het hiertoe nood- 

 zakelijk, dat de waarnemingen door twee personen geschieden; 

 bij dit onderzoek zijn zij evenwel steeds door één persoon ver- 

 richt. Terwijl de naald van de tangentenboussole door de 

 solenoide tot rust werd gebracht, werd de multiplicator afgele- 

 zen en nadat dit ook met de tangentenboussole verricht was, 

 nogmaals gecontroleerd of de eerste ook een verandering had 

 ondergaan. Het tijdsverloop tusschen de twee aflezingen is dan 

 veel geringer, dan dat voor een geheele stroomsterktebepaling, 

 gedurende welke men toch moet aannemen, dat de electromo- 

 torische kracht onveranderd blijft. Ook veroorzaakt de aflezing 

 van de beide instrumenten door één waarnemer geen verlenging 

 van den duur eener stroomsterktebepaling, daar gedurende het 

 in rust brengen van de tangentenboussolenaald er ruim gele- 

 genheid was den multiplicator af te lezen. 



De aflezingen geschiedden in tiende- soms in twintigste dee- 

 len van millimeters. 



Bij het gebruik dezer methode van weerstandsbepaling wordt 

 ondersteld, dat gedurende de stroom sterktebepalingen, waaruit 



— zal afgeleid worden, de weerstanden a en b onveranderd 

 n 



blijven. Daar evenwel de stroom, die door deze draden gaat 



ze verwarmt, zal nimmer geheel aan deze voorwaarde vol- 



