( 288 ) 



voor de correctie aan de afwijking e van het nulpunt op de 

 schaal aan te brengen, gevonden : 



0.03075 



4« 2 +e l 



- De laatste correctie wordt aangebracht voor de evenwijdige 

 verplaatsing die de van den spiegel teruggekaatste lichtstraal 

 door de 6 m.M. dikke dekplaat ondergaat. De correctie aan 



e aan te brengen is : 



e n 

 6 - 



a \ n 2n s a 2 



waarin n den brekingscoè'fficient van het glas voorstelt. 



Gaan wij nu over tot eene nadere beschrijving van wat met 

 de met kwikzilver gevulde buizen is verricht. 



Vooral moest bij het gebruik dezer buizen als weerstanden 

 er op gelet worden, dat in den tak waarin de multiplicator stond, 

 bij het inbrengen der kwikbuizen geen andere weerstand dan 

 deze werd ingevoerd. Ten einde dit zoo goed mogelijk te ver- 

 krijgen, werden glazen bakjes gebruikt van circa 5 c.M. in het 

 vierkant doorsnede en gelijke hoogte. 



De kwikbuizen werden in openingen in 't midden van een zij- 

 wand der bakjes aangebracht, door middel van caoutchouc-stop- 

 pen bevestigd. De uiteinden der buizen bevonden zich daarbij 

 op ongeveer l c.M. afstand van den zijwand. Dit geheel 

 werd nu met kwikzilver gevuld, welke vulling evenals die, bij 

 de bepaling van den inhoud der buizen, geschiedde door middel 

 van den kwikzilverluchtpomp. 



Eenige malen gedurende de proefneming werden de buizen 

 gevuld op de door sabine en dehms gevolgde wijze, die de 

 buizen horizontaal plaatsten, er langzaam kwikzilver doorlieten 

 loopen en ze behoorlijk gevuld achten, wanneer men, nauw- 

 keurig toeziende, geen luchtbellen opmerkte. Doch op deze 

 manier is lut ons, ook wanneer geen luchtbellen te bespeuren 

 waren, nimmer mogen gelukken juiste resultaten te verkrijgen. 



De beide kwikbuizen met bakjes werden in een zinken bak 

 geplaatst, die met water gevuld was, dat voortdurend geroerd werd. 



