( 299 ) 



Daar nu de getallen in de laatste kolom bij toenemende tem- 

 peratuur eene ondubbelzinnige stijging vertoonen, meenen wij 

 dat siemens ten onrechte de kromme der weerstandsvergrooting 

 als rechte lijn beschouwt. 



Om nu de waarde van den coëfficiënt /? te bepalen, werd een 

 der buizen weder in ijs geplaatst, doch de andere in een water- 

 bad met gemiddelde temperatuur van ongeveer 57° gebracht: 

 door eene kleine vlam, kon die temperatuur vrij standvastig 

 gehouden worden, terwijl door een paar roerders er voor gezorgd 

 werd, dat de geheele watermassa van gelijke temperatuur was. 

 De temperatuur van het waterbad werd telkens vóór en na de 

 stroomsterkte-bepaling afgelezen. Hierbij werd gevonden : 



1.2588 

 ^3^12594 

 q 1.2602 & 



1.2585 

 1.2591 

 1.2595. 



Stellende/? 57.3 =^ ,1 +57.3 {a-k)) vindt men «-=0.000963. 

 Terwijl dus voor de gemiddelde toeneming van den weerstand 

 per graad tusschen 0° en 100° verkregen wordt 0.000989, vindt 

 men voor dit bedrag tusschen 0° en 57.3°, 0.0009G3, eene 

 uitkomst die zeer weinig van die van siemens afwijkt. 



De formule P / = P (1 -{-at) voldoet derhalve niet en de 

 betrekking tusschen weerstand en temperatuur zal voorgesteld 

 moeten worden door eene formule, van den vorm 



P, = P (l + «* + ^ 2 ) 

 De waarden van a en $ kunnen afgeleid worden uit de 

 vergelijkingen : 



^^ P ° = 0.000963 en Pl00 ~~~ P o =, 0.000989, 

 57,3. P 100 P ö 



waaruit wij vinden: 



P* ---Pu v 1 + 0.000929./,+ O.OuOOUOG ê 3 -). 



