( 300 ) 



Ter controle werd nu nog ten slotte de weerstands-vergrooting 

 tusschen 45° en 100° onderzocht: een der spiralen in een wa- 

 terbad van circa 45°, de andere in stoom geplaatst zijnde. 

 P* 



Voor — de waarde 1.1939 aannemende, geeft de formule 



voor de waarde 1.1332, terwijl de weerstands-bepaling 



Qioo 

 voor deze verhouding de waarde 1.1328, en dus eene zeer vol- 

 doende overeenstemming aanwees. 



In den regel zal men bij het gebruik van kwikzilver- weer- 

 standen, deze bij eene gemiddelde temperatuur van circa 15° 

 aanwenden, en dus de correctie voor de temperatuur zich over 

 een veel kleiner temperatunrsverschil uitstrekken, dan dat waaruit 

 hier de coëfficiënten cc en /? zijn afgeleid. Men zal in die ge- 

 vallen weinig van de juiste waarde verwijderd zijn, indien men 

 voor die correctie per graad 0.00094 aanneemt. 



Al de hier vermelde bepalingen zijn verricht in het Physisch 

 Laboratorium der Polytechnische School alhier. Door de wel- 

 willendheid van Prof. bosscha was het mij vergund van de 

 localiteit en de hulpmiddelen dier inrichting bij dit onderzoek 

 gebruik te maken. Daarvoor, en voor de in ruime mate ont- 

 vangen hulp en raadgevingen, breng ik hem en den heer 

 snijders, Leeraar in de Natuurkunde aan die School, mijn 

 weigemeenden dank. 



Delft, December 1876. 



