OVEE DE BEPALING 



BRANDPUNTSAFSTANDEN VAN LENZEN MET 

 KORTEN BRANDPUNTSAFSTAND. 



DOOR 



J. A. C. OUDEMANS. 



Bij het onderzoek naar de zamenstelling van optische instru- 

 menten komt het menigmaal voor, dat men gaarne met eenige 

 nauwkeurigheid den brandpuntsafstand van kleine lenzen wil 

 kennen. De grond formule der dioptrika, met inachtneming van 

 de ligging der hoofdpunten, geeft hiertoe op verschillende wijze 

 theoretisch het middel aan de hand ; of men bij de meting de 

 verlangde nauwkeurigheid bereikt, hangt dus slechts van de 

 keuze der handelwijze en van de uitvoering af. 



Bessel heeft *) eene methode beschreven, die hij gebruikte 

 om den brandpuntsafstand van het objectief van den Königs- 

 berger heliometer te bepalen. 



Hij beschrijft die als volgt : >/Das Pernrohr wurde von dem 

 Instrumente abgenommen. Nachdem seine Ourlarröhre heraus- 

 genommen war, wurde es auf zwei Lager horizontal aufgelegt, 

 welche sich auf einem Schutten befinden, der sich auf einem 

 niedrigen und festen Tische, in zwei parallelen Bahnen ver- 

 schieben lasst, so dass die Axe des Objectivs ihre Lage durch 

 die Verschiebung nicht andert. Ueber dem Temrohre, parallel 

 mit seiner Axe, wurde ein Balken, dessen Lange, von 33 Pa- 

 riser Fuss, die vierfache Brennweite etwas übertraf, auf 6 festen 

 Unterlagen so befestigt, dass eine seiner beiden oberen Kanten 

 sich lothrecht über der Axe (und ihrer Verlangerung) befand, 



*) AUron. Untersuckunyen 1, p. 137. 



