( 238 ) 



Zeer vernuftig is voorzeker de door Dr. h. snellen te 

 Utrecht bedachte, en op zijne aanwijzing door den heer kage- 

 naar vervaardigde phakometer. 



Van dit instrument vindt men eene beschrijving en afbeel- 

 ding in het Maandblad voor Natuurwetenschappen, Jrg. 7, 

 N°. 2. Het is zoodanig ingericht, dat de lichtbron en het 

 scherm, waarop het lichtbeeld opgevangen wordt, beide gelijk- 

 tijdig en evenveel in tegenovergestelde richting — naar de lens 

 toe of van de lens af — bewogen worden. Als lichtbron 

 dient een zwart schermpje met kleine openingen, waarachter 

 mat glas geplaatst is, hetwelk door evenwijdig licht van eene in 

 het brandpunt eener lens gestelde petroleumlamp verlicht wordt. 

 Het lichtbeeld wordt opgevangen op een tweede schermpje van 

 mat glas, waarop de figuur der openingen, die de lichtbron vor- 

 men, nauwkeurig is afgebeeld. Als vorm van lichtbron koos 

 Dr. snellen de figuur van drie punten in ééne rechte lijn, 

 waarvan twee dicht bij elkander, evenals bij den ophthalmome- 

 ter, en wel eene figuur in horizontale en insgelijks eene in 

 verticale richting. Daar de teekening op het scherm hieraan 

 gelijk en gelijkstandig is, moet van het omgekeerde beeld een 

 alleenstaand punt telkens tusschen twee bij elkander staande 

 punten in vallen. Hierdoor wordt met nauwkeurigheid gecon- 

 troleerd, of lichtbron en lichtbeeld gelijke grootte hebben en 

 dus op gelijken afstand van de lens zijn gebleven. 



Doordien de te onderzoeken lens midden tusschen twee len- 

 zen geplaatst wordt, die altijd in den toestel blijven, wordt de 

 toestel ook bruikbaar gemaakt voor lenzen met grooten brand- 

 puntsafstand. De verdeeling langs de baan van het scherm is 

 niet gelijkmatig in millimeters verdeeld, maar geeft dadelijk het 

 vermogen der lens in dioptriën, hetgeen voor brillenglazen het 

 doelmatigst is. Voor verdere bijzonderheden zie men de be- 

 schrijving in het bovengenoemd tijdschrift na. 



Hoewel deze toestel, voor het doel, waarvoor hij bestemd is, 

 de bepaling van het vermogen van een gelijkbol (equiconvex) 

 brillenglas, onverbeterlijk genoemd mag worden, door het ge- 

 mak, den spoed en de juistheid, waarmede de bepaling geschie- 

 den kan, achtte ik hem nog niet voldoende voor het door mij 

 beoogde doel. //De schaal/ 1 zegt Dr. snellen zelf, //is berekend 

 uitsluitend voor symmetrische, biconvexe lenzen. Om plancon- 



