( 110 ) 



groote moeielijkheden gepaard gaat, een groot aantal bepalingen 

 te bezitten. En ten tweede, omdat het niet van belang ontbloot 

 kan geacht worden de nauwkeurigheid te kennen, die met de 

 door mij gebruikte methoden kan verkregen worden. "Wanneer 

 de manometer van [regnault ons in staat stelt met voldoende 

 nauwkeurigheid vrij groote drukkingen te meten, dan kan dit 

 instrument, naar mij voorkomt, voor den physicus van groot 

 nut worden en in vele gevallen, waar men zich het gebruik 

 van een open manometer moet ontzeggen, dezen vervangen. 

 En wat de methode van jamin betreft, deze is theoretisch en 

 praktisch veel eenvoudiger dan de vroeger door regn\ult en 

 grassi gevolgde methode van eerstgenoemde. Zoo zij dus in 

 staat stelt, niet minder nauwkeurige uitkomsten op te leveren 

 dan de methode van regnault, zal men zich van haar bij latere 

 onderzoekingen bij voorkeur gaan bedienen. 



De gebruikte manometer heeft ongeveer den vorm door reg- 

 nault daaraan gegeven. In een hoogeri bak met wanden van 

 spiegelglas staan de drie buizen, een roodkoperen en twee gla- 

 zen, verticaal naast eikander. Naast de eene glazen buis, waarin 

 de lucht uit de koperen buis wordt toegelaten, en waarin het 

 volumen dier lucht gemeten wordt, staat een tweede volkomen 

 gelijke buis, binnen welke een verdeeling is aangebracht in 

 willekeurige gelijke deelen, die bijna met millimeters overeen- 

 komen. Deze dient om de volumina der lucht in de glazen 

 buis aan te geven, en daar beide buizen uit dezelfde glassoort 

 bestaan, kan men aannemen, dat een bepaalde deelstreep der 

 eene buis altijd met hetzelfde punt der andere buis overeen- 

 stemt, ook al verandert de temperatuur. 



Het inwendig volumen der glazen buis werd nauwkeurig 

 gecalibreerd, door het kwik, hetgeen de buis tusschen bepaalde 

 deelstrepen vult, te laten uitvloeien en te wegen. Die wegingen 

 hadden met alle mogelijke voorzorgen plaats ; van de gewichten 

 waren de fouten nauwkeurig bepaald door die gewichten te 

 vergelijken met een standaardkilogram, en het gevonden gewicht 

 kwik werd tot kwik van 0° herleid. De diameter van de buis 

 bedroeg ongeveer 19,6 mm. De buis bleek vrij goed cilin- 

 drisch te zijn. De afwijking van den cilindervorm werd echter 



