( 399 ) 



Deze uitkomsten waren overeenstemmend genoeg ooi de hoop 

 te wettigen, dat men langs dien weg teinperatuur-bepalingen 

 zoude kunnen verrichten, die in nauwkeurigheid alle overtreffen, 

 welke door aflezing van een gewone thermometerschaal verkre- 

 gen worden. Het is echter tot onze teleurstelling gebleken dat, 

 hoe groot ook de theoretische nauwkeurigheid moge zijn, de bij 

 de waarneming werkelijk bereikbare eene veel geringere is. 



Het voorname bezwaar, waarop men stuit, is de grootte die 

 de naar buiten tredende kwikzilverdroppels kunnen bereiken, 

 alvorens van de open spits des thermometers af te vallen. Zoo- 

 dra nu een thermometer met den naar buiten getreden droppel 

 afkoelt — gelijk -altijd geschiedt bij het ophalen, waarbij de 

 toestel in al koudere en koudere waterlagen komt, — dan wordt 

 de droppel weder opgezogen, en het gevonden gewicht geeft nu 

 niet meer de ware temperatuur maar eene iets geringere aan. 

 Eenigszins grootere droppels, die zich langzaam vormen, kun- 

 nen een gewicht van 15 en zelfs meer milligrammen bereiken,. 

 en de uit het gewicht van het kwikzilver afgeleide temperatuur 

 kan zoo tot 0°,7 en zelfs meer te laag geschat worden. jN'u kan 

 men wel is waar door aan den toestel een kleinen schok te 

 geven het afvallen der kwikdroppels bevorderen, en dat werke- 

 lijk aldus de fout tot een minimum kan gebracht worden, be- 

 wijzen de geringe verschillen der boven medegedeelde bepalin- 

 gen, die (met uitzondering der 2 de van A) meestal slechts van 

 1 tot 4 milligrammen bedroegen, beantwoordende aan U u ,024 

 tot 0°,16. Doch wanneer de toestel met de thermometers zich 

 op groot e diepte bevindt, dan kan men daaraan nog wel, 

 alvorens dien op te halen, een paar rukken geven, gelijk dan 

 ook altijd door ons gedaan is, doch het is zeer te betwijfelen 

 of de daardoor veroorzaakte kleine schok wel altijd voldoende 

 is geweest om den droppel te doen afvallen. Althans de in het 

 oog loopende verschillen der beneden medegedeelde uitkom- 

 sten laten geen andere verklaring over en doen zien dat de 

 gehoopte nauwkeurigheid verre is van verwezenlijkt te zijn 

 geworden *). 



*) Misscbieu zoude het terugkeeren vau den kwikdroppel iu .de buis belet kun- 



