( 402 ) 



Alle met zulke middelen bepaalde temperaturen moeten derhalve 

 in de bovenste helft van den put iets te hoog zijn. Voor de diepere 

 deelen bestaat daarentegen die fout niet, want daar ontvangt het 

 water zoolang warmte uit de omgeving, totdat er evenwicht tus- 

 schen de temperatuur van het water en die van den bodem is 

 ontstaan, en de thermometer kan daar derhalve nooit eene te 

 hooge temperatuur aangeven. 



Inderdaad bestaat er, naar wij meenen, slechts één weg om 

 deze fout te vermijden, namelijk het meten der temperatuur door 

 een thermo-elektrischen toestel. Deze zoude bepalingen der tem- 

 peratuur op bepaalde punten veroorlooven> zoolang herhaald tot- 

 dat het blijkt dat deze standvastig is geworden. Dan zoude 

 slechts nog ééne oorzaak van onjuistheid der uitkomsten over- 

 blijven, namelijk de voortgeleiding der warmte door de ijzeren 

 boor buis, die den wand des puts bekleedt, doch hoe die oorzaak 

 kan weggenomen worden, zien wij niet in. 



Daar de aan de spits opene thermometers zich met hun be- 

 nedenwaarts omgebogen einde in lucht moesten bevinden en 

 nabij den bodem der put de drukking ongeveer 36 atmospheren 

 bedroeg, zoo werd de draagtoestel der thermometers (fig. 2) zoo 

 ingericht, dat, ook bij de grootste te verwachten drukking, toch 

 nog eene voldoende, met lucht gevulde ruimte overbleef. 



Langs een 50 centimeters hoogen en 1 centimeter dikken geel- 

 koperen stijl (a b), die excentrisch op een cirkelronde koperen 

 schijf {p q) als voetstuk zich rechtstandig verheft, kunnen vier 

 ringen (<?, d, e en f) op en neder bewogen en door klemschroe- 

 ven vastgezet worden Elk dezer ringen draagt een cylindrisch 

 buisje, waarvan twee 'd en e) bestemd zijn om de gewichts- 

 thermometers, het derde (e) om den geothermometer op te nemen, 

 terwijl het vierde en bovenste (/] een kort van onderen geslo- 

 ten oiazen buisje draagt, dat bestemd is de uit de thermometers 

 vloeiende kwikzil verdroppels op te vangen. De busjes werden 

 dan zoo hoog opgeschoven en vastgezet, dat de bovenranden 

 van de horizontale gedeelten dei thermometer-buisjes op gelijke 

 hoogte als de spits van den stijl kwamen. De Casella-thermo- 

 meter (7 ft) werd eenvoudig aan den stijl met een band bevestigd. 



