( M 



waar zij door beschikkingen van prefecten is geregeld, wordt 

 eene andere beproevingswij ze gevolgd. Men vordert dat aan el- 

 ken natten gasmeter behalve den siphon, zonder welken het 

 werktuig toch geen dienst kaïi doen, en den vlotter, waarvoor 

 de gasfabriekant wel zorgt, nog aanwezig zij eene omgebogen 

 buis, gewoonlijk régulateur genoemd, die in gemeenschap staat 

 met eene zijopening die door een schroef gesloten kan wor- 

 den. Wil men nu den gasmeter onderzoeken, dan wordt die 

 schroef losgemaakt en men giet in den meter zooveel water, 

 dat het in den régulateur overloopt en langs de zijopening be- 

 gint uit te vloeien. Alsdan wordt de opening gesloten en 

 men kan met de beproeving aanvangen. 



Het is deze beproevingswij ze die door de Commissie wordt 

 aanbevolen. 



Het is echter duidelijk dat de aanwijzingen van het werk- 

 tuig, wanneer het in dienst wordt gesteld, alleen juist zullen 

 zijn, wanneer het water zich toevallig op de hoogte bevindt 

 waarop het verkeerde toen het werktuig beproefd werd. Daar de 

 siphon niet onderzocht is, kan de inrichting van dien aard zijn, dat 

 het water veel hooger dan die zoogenaamde normale waterlijn staat, 

 en dat niemand kan voorspellen hoe groot de mis wij zingen ten na- 

 deele van den verbruiker zullen zijn. — Men bewaart te Londen 

 een gasmeter die de duidelijke kenteekenen draagt van 100 

 pCt. ten nadeele van den gebruiker te hebben gewezen. — Wat 

 de miswijziugen ten nadeele van den fabriekant betreft, het 

 spreekt van zelf, dat deze geene meters aflevert, zonder de 

 werking van den vlotter te hebben nagegaan en zich te hebben 

 overtuigd, dat hij bij het instrument geene groote schade 

 kan lijden. 



Wat antwoordt de Commissie hierop? 



//Er bestaat een eenvoudig middel om zich te overtuigen, 

 „ dat de meter niet te hoog gevuld is, namelijk door het doen 

 „ afloopen van het water door het uitnemen van de daartoe be 

 // stemde schroef, die thans aan alle natte gasmeters gevonden 

 // wordt." 



Aan alle natte gasmeters? Het zij mij vergund te doen 

 opmerken dat de Commissie zelf mij natte gasmeters, uit eene 

 inlandsche fabriek afkomstig, ter onderzoek heeft toegezonden, 



