( 11 ) 



dere landen aantreft, namelijk dat een meter, om geijkt te 

 kunnen worden, bij het in werking komen van het volle meet- 

 vermogen, voldoend, namelijk gestadig licht moet leveren. 



Doch, mocht al deze uitwerking der bepaling achterwege blij- 

 ven, onbetwistbaar is het dat elk fabriekant van natte meters, 

 krachtens die bepaling zal kunnen eischen, dat, bij de be- 

 proeving zijner toestellen, de uitlaatkraan geheel worde open- 

 gezet, dat daar althans geene grootere werkelijke drukking aan- 

 wezig zij dan die welke gewoonlijk in de gasleiding der ge- 

 bouwen overwonnen moet worden. Alsdan zal, zooals proeven, 

 die elk oogenblik herhaald kunnen worden, mij geleerd heb- 

 ben, een gewone 5 lichtsmeter als een i 5, en een 1 lichtsmeter 

 als een 20 lichtsmeter enz. geijkt moeten worden. Welk 

 hiervan het gevolg zal zijn, zullen wij straks zien. 



Wanneer men in het bezit is van een gasmeter die b.v als 

 een 30 lichts meter geijkt is, en men steekt een minder aan- 

 tal lichten aan, dan wijst de meter ten nadeele van den koo- 

 per. Laat men daarentegen meer dan 30 lichten branden, 

 dan heett men ook eene miswijzing, maar ten nadeele der fa- 

 briek De voorgestelde wijziging heeft waarschijnlijk tot doel 

 het den gasverbruikers onmogehjk te maken meer lichten te 

 laten branden dan waarvoor de meter geijkt is. Het spreekt 

 immers van zelf, dat, is een meter beproefd onder eene wer- 

 kelijke drukking van 40 millimeters, het alsdan onmogelijk is, 

 zoo de gasfabriek geene hoogere drukking geeft, meer gas dan 

 voor 30 lichten door den meter te laten stroomen. Maar kan 

 men den gasfabriekant niet voor zich zelf laten zorgen? Hij 

 heeft immers de bevoegdheid, hem ook door de Engelsche wet 

 toegekend, zelf de grootte van den te gebruiken meter te be- 

 palen, en laat een verbruiker, in 1 t geheim, een grooter aantal 

 branders op zijn gasleiding zetten, dan wordt zulks dadelijk aan- 

 gewezen door de meerdere hoeveelheid gas, die 's maands ver- 

 brand wordt Ook schijnt de Commissie niet genoeg gelet te 

 hebben op de omstandigheid, dat, wordt er aan de fabriek eene 

 werkelijke drukking van 4 millimeters gegeven, het gas niet 

 overal met die drukking vóór de meters zal staan. Op het 

 uiteinde van het buizennet zal, zooals uit de enquête gebleken 

 is, die drukking slechts 10 a 15 millimeters kunnen zijn. En 



