( 228 ) 



onder het gas door gasbranders gevoerd moet worden; dat hij 

 bij de te ontwerpen verordening voor de beproeving van gas- 

 meters, //natuurlijk zoo veel mogelijk ronde getallen in me- 

 // trische maat wenschte op te nemen en daarom in plaats van 

 //12,7 millimeters 10 millimeters voor te stellen." 



Naar het mij voorkomt, zoude men, om tot een rond getal 

 te komen, even goed 15 min. hebben kunnen kiezen ; 2,3 mm. 

 meer dan 12,7. En had de Heer rijke dat gedaan, wij zouden 

 veel nader geweest zijn. 



De Heer rijke heeft vooiaf zeker willen zijn, dat die druk- 

 king van J mm. in de practijk zou voldoen, en daarom aan 

 verschillende deskundigen gevraagd, of men het met die druk- 

 king zoo naauw moest nemen, of er des noods niet één tiend( 

 duim af zoude kunnen genomen worden ; van allen heeft de 

 Heer rijke hetzelfde antwoord ontvangen: zij zagen daar gee- 

 nerlei bezwaar in. Het is duidelijk, dat zoo de rijke ge- 

 vraagd had, of er niet één tiende duim, bij gevoegd zoude 

 kunnen worden, het ook nog weder een gelijk antwoorc 

 zoude geweest zijn ; want inderdaad het behoeft met de druk- 

 king voor de beproeving der gasmelers zoo naauw niet genomei 

 te worden. 



Ik heb b v. den natten gasmeter 169832, den 3 den Januarij 

 jl. geverifieerd bij verschillende drukkingen. De gemiddelde uit- 

 komsten telkens van drie proeven, waarbij eerst door 5 bran- 

 ders, dan door 8 branders en daarna slechts door één brandei 

 de lucht uitstroomde, zijn geweest: 



Druk 



hoeveelheid doorge- 

 voerde lucht uit de hoeveelheid gere- 



inlaat. 



uitlaat. 



meetklok. 



gistreerde lucht 



13 mm. 



11 mm. 



IJ 0,8 liter 



110,4 liter 



32 // 



30 // 



124,4 // 



1 24,4 // 



54,3 // 



53 // 



154,7 // 



1 54,9 // 



