( 229 ) 



Men ziet, dat wal de beproeving betreft, de meerdere of min- 

 dere drukking geen verschil heeft opgeleverd, dat de gasmeter 

 goed is bevonden. 



Als tweede voorbeeld kies ik den reeds vermelden droogen 

 gasmeter N*. 224-304. 



hoeveelheid doorge- 



Drukking voerde lucht uit hoeveelheid gere- 



inlaat. uitlaat. de meetklok. gistreerde lucht. tijd. 



Il,5mm6,6 a 9 mm 100 liter 10+,3S liter 32'IO"3br. 



34,0 n 29 a31 // » 104,14 // 15' 2'// „ 



56 // 49^a52 // // J 04,15 « 11' 4"// // 



Men ziet weder dat de drukking zoo goed als geen invloed 

 op de beproeving heeft gehad ; maar dat de gasmeter afgekeurd 

 moet worden, omdat hij ruim 4 pCt te veel geregistreerd heeft ; 

 en niet minder omdat de manometer bij den uitlaat niet stand- 

 vastig op dezelfde hoogte bleef, maar sprongsgewijze rees en 

 daalde. De gasmeter was dan ook een die reeds vele jaren ge- 

 bruikt, was, maar ten laatste wegens ongestadig licht, niet meer 

 gebruikt kon worden. 



Meer voorbeelden zouden kunnen staven dat de drukking 

 waarbij de beproeving plaats beeft in het algemeen geen, of 

 bijna geen invloed op het onderzoek heeft, zoo men slechts 

 zorgt, door tegendrukking, den meter niet te snel te laten 

 loopen. 



En inderdaad was dit zoo niet, dan zouden de gasm eters 

 onbruikbare werktuigen zijn. De meer- of mindere drukkingen, 

 die de gasfabrieken geven, zjnden dan van invloed op de me- 

 ting zijn. 



Het voorstel dus om de beproeving juist of zeer nabij met eene 

 drukking van 1 mm. bij de inlaat pijp te doen, rust op geenen 

 wel en schappelijke n grond. Ik weet maar een geval, en wei bij den 

 droogen olichts-gasmeter van de polytechnische school, waarbij 

 de drukking van beduidenden invloed is op het registreeren van 

 het werktuig, indien men de 5 kraantjes der branders steeds ge- 

 heel open laat, even als bij den bovenvermelden olichts-gasmeter 

 N°* 224304, steeds de 3 kraantjes geheel open waren. 



