( 231 ) 



Voor Canada is, in verbetering der Engelsche wet, voorbe- 

 schreven het volgende, pag. 101 van het Seventh Annual Re- 

 port of the Warden of the Standards &c. 



3) // The meter to be tested for per-centage of error shall 

 //be fixed in a horizontal base, and shall be tested at a pres- 

 // sure equal to a columm of Water one inch high, (25,4 mm.) 

 // and also ander a pressure equal to a columm of Water of 

 //five-tenths of an inch high &C." 



Het door den Heer rijke medegedeelde over de drukking, 

 waaronder het gas door gasbranders gevoerd moet worden, zoude 

 ik nu verder kunnen voorbijgaan, want het betreft een geheel 

 ander onderwerp, namelijk de drukking onmiddellijk voor de 

 gasbranders, in verband met den vorm dier branders, en geens- 

 zins de drukkingen, waaronder de gas meters, die het gas me- 

 ten, werkzaam zijn. 



Het verschil tusschen de drukking in den porte-bec, die 

 dikwijls zeer gering is, en de drukking waaronder de Gasmeter 

 werkte, is reeds uit de getallen door den Heer Rijke, pag. 4 

 van zijn opstel aangehaald, op te maken, waar staat, dat bij 

 eene breedte der spleet = 0,2 mm. van den vleérmuis-bYzaideY, 

 de drukking 30,3 mm. bedroeg. De Gasmeter werkte dus 

 onder eene drukking, die zeker grooter dan 30 mm. was. — 



Naar gelang de spleten wijder werden, verminderde de druk- 

 kingen in den porte-bec, en wel nagenoeg zoo, dat het product 

 van de tweede magten der spleten met de drukkingen standvas- 

 tig bleef; gemiddeld = 1,143. De getallen door den Heer 

 Rijke pag. 5 aangehaald betrekkelijk de zoogenaamde waskaars- 

 branders, zijn ontleend aan eene tabel pag. 448 der Ann. de 

 Chimie, en toonen hetzelfde aan. Bij eene middellijn van de 

 opening van den brander van 1 millimeter, staan de volgende 

 getallen : — 



