( 234 ) 



men drukking en kraanopeningen dezelfde laat als bij het be- 

 zigen van gas, weet ik nog niet. Zoo er reden van voor- 

 keur bestaat, deze kan, wat de verificatie betreft, slechts ge- 

 ring zijn. 



Eene bepaling, zooals in Canada, van twee verschillende 

 drukkingen — maar binnen de grenzen die in de gasleidingen 

 voorkomen, heeft ook veel voor. — Het zoude althans vrij- 

 gelaten moeten zijn aan de ijkers, om de drukkingen te varieeren, 

 wanneer hun dit dienstig raogt voorkomen. Een vast voor- 

 schrift bij eene wet, zooals in Engeland, zoude ik betreuren. 

 Eene administratieve regelmatigheid is het eenig noodzakelijke. 



Wat eene beproeving betreft bij den laagsten waterstand in 

 een natten gasmeter, zij uit het Proces-verbaal der Vergadering 

 van den 2S sten Eebruarij jl. hier herhaald: 



Ik acht zulk eene verificatie minder zeker, omdat die laag- 

 ste stand reeds beproevender wijze moet gevonden worden, al- 

 vorens de verificatie aanvangt. Het gevolg moet zijn dat de 

 middelbare fout grooter wordt, dan bij eene beproeving met 

 normalen stand. En ik weet bij ondervinding wat eene onze- 

 kerheid in heeft, wanneer het er op aankomt eene stellige uit- 

 spraak te doen, goed- of af te keuren. Goedkeuren is voor een 

 ijker het gemakkelijkste. De fabriekant is tevreden en dient 

 geen klagt bij het Gouvernement in. Om af te keuren moet 

 men zoo zeker mogelijk van zijne zaak zijn, en niet tegenover 

 middelbare waarnemingfouten staan, die verontrusten kunnen. 



Ten laatste zij, van hetgeen ik in de Vergadering van den 

 31 sten Januarij heb voorgedragen, hier nog toegevoegd omtrent 

 een natten gasmeter, waarbij het water op nagenoeg standvas- 

 tige hoogte blijft door middel van een halven cirkel vormigen 

 cylinder, die volgens zijne as is doorgesneden, het soortelijk 

 gewigt heeft = i en om zijne as als een drijver of vlotter kan 

 draaijen. De uitkomst der beproevingen met zulk eenen drie- 

 lichts-meter, was, niettegenstaande een verschil van 0,9 liter 

 water inhouds, tusschen de grenzen waarbinnen de meter kan 

 werken, dat het verschil in registratie nog geen 0,7 pCt. be- 

 liep. — Deze inrigting, om de oppervlakte van het water con- 

 stant te houden, is reeds in 1862 door .t. h. schilling beschre- 

 ven geworden in het Journal für Gasbeleuchlung, 5 er Jahr- 



