( 261 ) 



der instrumenten kan waarnemen door de door registratie getee- 

 kende kromme lijnen. 



6°. Bij een telegrafische gemeenschap tusschen het solitair 

 en hoofdstation het minst mogelijk aantal geleiddraden, het- 

 geen vooral van belang is wanneer met een balloncaptif moet 

 gewerkt worden, dewijl het gewicht van den kabel, die door 

 den ballon moet gedragen worden, door metalen draden aanzien- 

 lijk vergroot wordt. 



7°. Bij het gebruik van een galvanischen stroom mag deze 

 met de meteorologische instrumenten zelve niet in aanraking 

 komen, dewijl door dien stroom, en vooral door de vonken bij 

 het sluiten en afbreken van den stroom, stoornissen in den gang 

 der instrumenten ontstaan en daarenboven het overspringen der 

 vonken oxydatieprocessen op de metalen oppervlakte veroorza- 

 ken, waardoor de instrumenten zelve spoedig onklaar worden. 

 Kwik-barometers en kwik- thermometers dus, waarin platinum- 

 graden zijn ingesmolten, zooals in de toestellen van wheatstone 

 en anderen, verwerp ik geheel en al. 



In een beoordeeling der meteorologische instrumenten zelve 

 treden wij hier niet, of de voorkeur moet worden gegeven aan 

 een hevel- of bakbarometer boven den baromètre a balance, 

 zoo als die bij den meteorograaf van Pater secchi gebruikt wordt, 

 of boven de beide soorten van aneroïdbarometers ; de wijze van 

 overbrenging der aanwijzingen bij de door mij voorgestelde in- 

 richting laat het gebruik van al deze instrumenten toe, dewijl 

 bij allen de beweging medegedeeld kan worden aan een hef- 

 boom, ook zelfs bij den hevelbarometer door een ilotteur, zoo- 

 als bij den baromètre a cadran. 



Wat de temperatuurbepaling betreft, zijn alle instrumenten 

 te gebruiken, waarbij door de uitzetting van vaste ligchamen 

 een hefboom kan worden bewogen, zoo als de thermometer van 

 breguet ; de thermograaf van Pater secchi berustende op de li- 

 neaire uitzetting van een koperdraad ; de op het verschil in uit- 

 zetting tusschen staven zink en glazen buizen berustende ther- 

 mometer van Dr. krecke, die reeds sedert vele jaren in het 

 Utrechtsen observatorium dienst doet, evenzeer de luchtthermo- 



