( 267 ) 



slag is gebleven van de mi door mij te beschrijven inrichting 

 van een hoogst eenvoudigen nniverseelen meteorograaf voor soli- 

 tair observatoriën. 



Bij die beschrijving, als ook in de teekeningen, laat ik geheel 

 terzijde de meteorologische instrumenten zelve, daar, zooals ik 

 vroeger opmerkte, alle instrumenten kunnen gebruikt worden, 

 waarvan de bewegingen op een hefboom kunnen worden over- 

 gebracht, zoodat in de teekening alleen de met een getande 

 boog voorziene hefboomen, die op getande raderen waaraan de 

 wijzers bevestigd zijn, werken, zijn voorgesteld. 



De drukking van de lucht kan dus bepaald worden door een 

 hevelbarometer, op wiens open arm een flotteur drijft, door 

 een baromètre a balance of door de beide soorten van aneroïd- 

 barometers ; de temperatuur door alle thermometers, die op de 

 uitzetting van metalen, in den vorm van staven of spiralen berus- 

 ten, als ook door den luchtthermometer met een flotteur; de 

 vochtigheid der lucht eindelijk door haar- of darmhygrometers. 



Bij al deze werktuigen moet echter de overbrenging der 

 beweging op den hefboom zoodanig zijn berekend, dat de wijzers 

 dier werktuigen in hunne grootste afwijkingen slechts een be- 

 paalden boog beschrijven van een aantal graden afhankelijk van 

 het aantal instrumenten, die men door de inrichting wil doen 

 registreeren. In het voorbeeld hetwelk ik hier heb gekozen 

 mogen de wijzers zich slechts om 90° verplaatsen, opdat zij 

 nimmer met elkander in aanraking komen, en hunne aanwij- 

 zingen op den cylinder nimmer op een strook aangeteekend 

 worden, die voor de aanwijzingen van een ander instrument 

 bestemd is. Het door mij aangenomen systeem berust namelijk 

 op de achtereenvolgende waarneming der verschillende instru- 

 menten. 



De windrichting, de windsnelheid en de regenmeting verei- 

 schen echter een andere inrichting; de windrichtings-bepaling 

 vereischt een geheele omdraaiing, eveneens het molentje van 

 robinson tot meting van de snelheid van den wind ; zooals dit 

 reeds bij andere meteorografen is gedaan, heb ik bij mijne in- 

 richting aangenomen, dat door het molentje voorzien van een 

 schroef zonder eind en het noodig aantal overbrengingsraderen, 

 het rad, hetwelk voor de registreering dient, slechts één om- 



