( 276 ) 



uur zoude dus uit het hoofd-observatorium, door de aldaar aan- 

 wezige klok, door middel van den galvanischen stroom op het soli- 

 tair station de door een anker of veer vastgehouden minuutwij - 

 zer worden losgemaakt, die alsdan door de veer of het gewicht 

 met een slinger tot reguleering der beweging, voortbewogen, in 2 of 

 3 miuuten zijne omwenteling zoude maken, terwijl aan den 

 cilinder op het hoofd-observatorium eene daarmede isochrone 

 beweging wordt medegedeeld. Gedurende deze omwenteling 

 wordt dus de galvanische stroom tot niet anders gebruikt dan 

 tot het overseinen van de aanwijzingen der instrumenten op de 

 vroeger beschreven wijze. Na de omwenteling van den minuut- 

 wijzer wordt deze weder vastgelegd, en de stroom gaat nu op 

 een anker werken, die een rad in beweging brengt, waardoor 

 het gewicht wordt opgetrokken of de veer wordt gespannen, 

 om daarmede op te houden zoodra het uur verloopen is, en de 

 wijzer alweder zijne omwenteling moet verrichten. 



Bij voorloopige proeven, welke ik tot toetsing van mijn me- 

 teogroraaf heb genomen, ben ik op een moeielijkheid gestuit, die 

 het noodzakelijk maakt aan deze inrichting een kleine toevoe- 

 ging te geven. 



De wijzer van een aneroïd-barometer kan zeer weinig wrijving 

 overwinnen en wordt door een zelfs zachte aanraking uit zijn 

 stand gebracht ; hetzelfde is het geval bij den haarhygrometer, 

 veel minder bij den metaalthermometer, vooral bij dien van 

 Dr. krecke, zooals die in het Utrechtsch observatorium is in- 

 gericht, en aldaar reeds gedurende vele jaren uitstekende dien- 

 sten bewijst *). 



Zooals ik reeds vroeger opmerkte, mogen de wijzers dezer 

 instrumenten niet over den verdeelden rand schuiven, maar 

 moeten zich op een kleinen afstand daarvan vrijelijk kunnen 

 bewegen. Daar de veer van den minuutwijzer, zal hij gedu- 

 rende maanden, zonder dat de raakvlakten behoeven schoon ge- 

 maakt te worden, het contact met den metalen ring goed be- 



*) Daar de metaalther mometer van Dr. Krecke, zoover mij bekend is, niet 

 beschreven is geworden en hij door zijne eenvoudigheid en nauwkeurigheid, als- 

 ook door de gemakkelijkheid waarmede de zelfregistratie plaats vindt, een meer 

 .ilgenicenc toepassing in de meteorologische obscrvatoriën verdient, deel ik hier 



