( *?7 ) 



houden, niet te zwak mag zijn, zoude hij bij het slepen over 

 het uiteinde van den wijzer van den aneroïd-barometer en van 

 den hygrometer, deze wijzers uit hun stand kunnen verschui- 

 ven, waardoor eene verkeerde aanwijzing dier instrumenten 



zoude ontstaan. Om dit te voorko- 

 A men, wordt door dezelfde inrich- 



Ü 



zijne constructie mede. Twee glazen buizen 

 oo, (Fig. V) ongeveer 1,5 nieter lang en 

 + 3 ctra. in middellijn, verbinden twee 

 ijzeren sluitstukken A ea B, van welke het 

 onderste B stevig tegen een wand is be- 

 vestigd, terwijl het bovenste in dien wand 

 eveneens bevestigd is, doch zoodanig dat 

 eene geringe verschuiving mogelijk is. 

 Aan het sluitstuk A is een zinken plaat 

 C C', en aan het sluitstuk B eveneens een 

 zinken plaat D D' bevestigd, die beiden 

 overigens geheel vrij zijn, doch, om ver- 

 buiging voor te komen, dicht bj haar 

 vrije uiteinde met een paar ringeu voor- 

 zien zijn, die over de glazen buizen o o 

 vrij schuiven. Om de zinken platen spoe- 

 dig de temperatuur der lucht te doen 

 aannemen, mogen zij niet te dik zijn, en 

 toch moeten zij genoegzame sterkte aan- 

 bieden. Om dit doel te bereiken, zijn zij 

 in haar geheele lengte als een goot ge- 

 bogen, zoo als uit de doorsnede fig. VI 

 zichtbaar is. Aan het vrije uiteinde van 

 de plaat D D' is een stalen pan p beves- 

 tigd , waarop de geelkoperen hefboom 

 R M evenals bij een balans rust; zijne 

 irmen D' M en 1)' R zijn zeer ongelijk. 

 Bij R is een verschuifbaar tegengewicht 

 aangebracht, wiens afstand van D' zoo- 

 dauig wordt geregeld, dat de arm I)' M 

 slechts een gering overwicht heeft. Daar- 

 enboven is in den hefboom bij s eene 

 schroef met een punt opwaarts aange- 

 bracht, welke punt drukt tegen het vrije 

 uiteinde van de zinken plaat C O', zoodat 

 de hefboom kan worden versteld en het 

 potlood dat hij bij M draagt, hooger of 

 lager kan worden gebracht. De werking 

 van dit instrument is eenvoudig deze; bij rijzing der temperatuur zullen zich de 

 zinkplaten .uitzetten, en wel ongeveer 4 maal meer dan het glas; het steunpuut 

 D' rijst, terwijl het steunpunt C' daalt. De hefboom draait zich dus een weinig 

 om een punt gelegen tissehen C' en D', en het potlood M rijst; bij de daling dei- 

 temperatuur geschiedt het omgekeerde. 



Fig. V. 



