( 152 ) 



per, de Contraslaper en het kilogram van Deleuil, (alle 3 

 van de Munt,) die mij daartoe door den President van het 

 Munt-College, ons medelid van Riemsdijk, welwillend wer- 

 den afgestaan, en nog een kilogram met den stempel van 

 het Kon. Ned. Instituut, dat in bewaring is bij de Kon. 

 Akademie van Wetenschappen, en welks herkomst mij onbe- 

 kend is. 



§ 2. De gebruikte balansen, en de wijze waarop de 

 wegingen volbracht werden. 



a. De groote balans van Olland op het 

 Natuurkundig Kabinet te Utrecht. 



Deze balans is in 1877 door den Heer H. Olland voor 

 het Natuurkundig Kabinet der Rijks-Universiteit te Utrecht 

 vervaardigd. Zij is bestemd om als maximum-belasting 

 10 kilogram op elke schaal te dragen; daarbij is de nauw- 

 keurigheid, die zij toelaat, buitengewoon ; en ik geloof dat 

 een paar woorden over hare inrichting niet onwelkom zul- 

 1' n zijn. 



De geheele balans is besloten in eene glazen kast, doch 

 die door eene ijzeren zoldering in twee verdiepingen ge- 

 scheiden is. De bodem der onderste verdieping bestaat uit 

 een stevig langwerpig ijzeren raam, dat door een kruis in 

 de lengte- en in de breedte-as versterkt is ; het is gedekt 

 door eene dikke matglazen plaat, die dus den zichtbaren 

 bodem uitmaakt. Op de hoeken en op de middens der lange 

 zijden rusten zuilen, die de ijzeren zoldering dragen ; deze 

 bestaat uit een dergelijk raam als de bodem. De 4 recht- 

 hoekige gaten in de zoldering worden gedekt door daarop 

 passende ijzeren deksels, die afgelicht kunnen worden. Het 

 kruis van die zoldering heeft twee gaten, waardoor de haken 

 heengaan, waaraan de schalen hangen. Het juk bevindt 

 zich dus in de bovenste ruimte, waarin de luchtstroomen, 

 die door het openen der deurtjes der onderverdieping ont- 



