( 171 ) 



ste uitwijkingen bestond, werd de thermometer dus 12maal 

 afgelezen, en het midden dier 12 aflezingen werd bij de 

 herleiding voor gewichtsverlies in de lucht aangenomen. 



Voor de vochtigheid der lucht werd die van de lucht in 

 de kamer aangenomen. Om haar te leeren kennen, werden 

 twee, mij in eigendom toebehoorende, in tiende deelen van 

 graden verdeelde thermometers van Geissler, N°. 2 en 3 

 genummerd, aangewend, die van 3 Mei tot 9 Juni dezes 

 jaars, op de sterrewacht, door den amanuensis Verloop 

 bijna dagelijks om het kwartier of half uur met Baudin 

 N°. 7483 vergeleken waren. Daarbij hingen de thermo- 

 meters vrij, naast elkander, in de meridiaanzaal der sterre- 

 wacht, zoodat het boveneinden der kwikkolommen nage- 

 noeg even hoog waren, en werden zij op een afstand van 

 een meter door een kijker afgelezen, terwijl een scherm de 

 thermometers aan den invloed van de lichaamswarmte der 

 waarnemers onttrok. Op die wijze waren, tusschen 11°, 5 

 en 19°, 5 C, 295 vergelijkingen verkregen, die in groepen 

 vereenigd werden. Van N°. 3 was de bol met een netel- 

 doeksch lapje omwonden, dat in een glas water afhing, 

 zoodat die bol altijd door een vochtig doekje omgeven was. 

 Beide thermometers vereenigd vormden dus een psychrometer 

 naar August. 



De barometer, die zoo was opgehangen, dat de oppervlakte 

 van den bak op de hoogte der schalen der balans lag, was 

 een zeebarometer van Olland, genummerd N°. 288, bij 

 wiens verdeeling reeds op de oppervlakte van den bak ge- 

 let was; de correctie moest dus bij hooge en lage barome- 

 terstanden gelijk zijn. Hij was door den Observator van 

 het Meteorologisch Instituut, den Heer G. Zaalberg, in 

 de maand April 20 keeren met den standaardbarometer van 

 dat Instituut vergeleken. Het was daarbij gebleken dat bij 

 aflezingen tusschen 740 en 781 meters het verschil vrij 

 standvastig is, en wel: 



Standaard (van Becker) — N°. 288 (Olland) = + 0,82 



Nu is door den Heer Neumayer (zie zijn Bericht über die 

 Vergleichung der N ormalbarometer der verschiedenen meteoro- 



