(178) 



logisclien Centralstellen und Stationen, Hamburg 1879) door 

 een aantal vergelijkingen met standaardbarometers op ver- 

 schillende observatoria gevonden : 



Corr. standaardbarometer te Hamburg — — 0,53 mM. 



en evenzoo door vergelijkingen, den 6 den en 7 dcn Februari 

 1878 te Rheine uitgevoerd, tusschen barometers, die met de 

 beide normaalbarometers, te Hamburg en te Utrecht, waren 

 vergeleken : 



Standaard Hamburg — standaard Utrecht = + ^>16 mM. 



Derhalve : 



Corr. standaard Utrecht == — 0,37 mM. 



Onafhankelijk daarvan vond Dr. J. D. van der Plaats door 

 vergelijking van eenen door hemzelven vervaardigden nor- 

 maalbarometer voor dezelfde correctie — 0,32 mM., zoodat 

 wij veilig, als een gemiddelde mogen aannemen : 



Corr. standaardbarometer Utrecht = — 0,35 mM. 

 Maar: 



Standaard — N». 288 = + 0,82 mM. 

 Derhalve : 



Correctie N°. 288 = + 0,47 mM. 



Wij merken hierbij op, dat van beide de barometers de 

 standen voor temperatuur gecorrigeerd werden met behulp 

 van den bij eiken barometer behoorenden thermometer, zoo- 

 dat op de mogelijk bestaande correctie van dien thermo- 

 meter niet gelet behoeft te worden. 



De herleiding der barometerstanden voor temperatuur 

 geschiedde naar de daarvoor dienende tafel in den door 

 Waunstorff uitgegevene tweeden druk van Schumacher's 

 Hülfstafeln, Altona 1845. Bij de toepassing van de her- 

 leiding van den barometerstand voor de mindere dichtheid 

 van den in den dampkring aanwezigen waterdamp, werd 

 eerst toegepast de correctie — 0,3779 X dampdrukking ; 

 hiertoe werd de tafel gebruikt op blz. A 56 van Deel I 



