( 179 ) 



der Travaux et Mémoires du Bureau International des Poids 

 et Mesures a Paris, als argument nemende de temperatuur 

 van den bevochtigden thermometer. Het dauwpunt ligt 

 lager; neemt men namelijk: 



t de aanwijzing van den droogen thermometer, 



t' » t> » » vochtigen » 



B den op 0° herleiden barometerstand, 



S de spanning van den waterdamp voor t', 

 dan vindt Regnault: 



X — S— 0,000792 (t — t') B. 



Wij hebben dus: 



— 0,3779 x — — 0,3779 S + 0,0002998 (t - t') B. 



Dus voor B = 760 : 



= — 0,3779 S + 0,227 (t — t'). 



De eerste term was reeds aangebracht, de tweede term is 

 dus in het algemeen : 



= Wo x °' 227 {t ~ °- 



De barometerstand verschilde bij deze wegingen nooit 



B 



zooveel van 760 mM., dat de breuk behoefde in aan- 



760 



merking genomen te worden ; t — t' was meestal tusschen 



1 en 2° C, en een klein tafeltje verschafte dus de nog 



noodige correctie van den barometerstand. 



Wij zullen nu één voorbeeld van de geheele bewerking 

 geven, waardoor het duidelijk zal zijn, hoe gehandeld en 

 hoe gerekend is. Ik had schemaas laten drukken, die op 

 de plaats zelve slechts ingevuld behoefden te worden, een 

 maatregel, die altijd aanbeveling verdient, zoowel om de 

 tijdwinst, die hij verschaft, als omdat men dan niet zoo 

 licht de eene of andere noodige aanteekening vergeet te doen. 



Vooraf zullen wij (ook ten gerieve van anderen) hier de 

 tafels laten volgen, die bij de herleiding der wegingen, ook 

 der hydrostatische, dienden. 



