( 226 ) 



archiefmeter vindt men in het begin vermeld: Temp. 7 Ó , 

 doch verder slechts ééns Th. 7°, 5 van den prototype, 7°,66 

 van den mikroskopendrager. In de eindaanteekening van 

 Uylenbroek staat dat »den 10 den en ll dtn de meters met 

 den prototype gecompareerd zijn bij 7°, 5 — 8°, 5". Den 12 den 

 stond ook de thermometer op den mikroskopendrager 8°, 5. 

 De eindresultaten zijn in de aanteekeningen van Uylen- 

 broek ook aldus berekend: 



Platinameter kleiner dan Prot. 0,235 d 

 Koperen » kleiner dan Prot. 0,795 d 

 IJzeren » grooter dan Prot. 0,36 d. 



De herleiding tot millimeters is niet uitgevoerd. Maar 

 uit de aanteekeningen blijkt, dat d, d. i. één deeltje van 

 den mikrometertrommel, gelijk is aan 7,4 mikrons, zoodat : 



de platinameter kleiner gevonden was L",74, 

 de koperen » » » » 5 ,88, 



de ijzeren » grooter » » 2 fiQ. 



Let men op de uitzettingscoëfficiënten, dan blijkt dat voor 

 de twee laatste resultaten de scherpte der temperatuurbepa- 

 ling niet evenredig geweest is aan de nauwkeurigheid der 

 aflezingen, Voor de vergelijkingen van den platinameter is 

 zulk eene nauwkeurige temperatuurbepaling van niet zoo- 

 veel belang, daar deze van hetzelfde metaal is als de archief- 

 meter zelf. Op de zilveren plaat, die op de doos bevestigd 

 werd, waarin de Nederlandsche platina standaardmeter be- 

 waard werd, is vermeld dat deze meter O' 7 -, 7 kleiner is dan 

 de Parijsche, maar dit berust op eene vergissing, zooals 

 eene inzage der aanteekeningen doet zien *). 



*) Deze vergissing is de volgende. 



De Mètre des Archives is een eindnieter, de Nederlandsche Standaard- 

 meter streepmeter. Om die met den Mètre des Archives te kunnen ver- 

 gelijken, werden aan dezen, aan elk uiteinde, een segmentvormig schijfje 

 koper toegevoegd, waarop eene fijne streep gegraveerd was. De Mètre 

 des Archives werd daardoor in eene streepmaat veranderd, maar was nu 

 aanmerkelijk langer dan de Ned. Standaarden, en om dit verschil in 



