( 250 ) 



Nu is E- E' = —99,91 mgr. 



derhalve 



* + ■# + (i P) - PI. = — 3,25 m. f. 0,17 



PI. = 1000 000,15 » 0,08 



^ + ^;_|_^iPj— 999 996,90 » 0,19 

 Hieraf en hierbij : 



„ -f E^ (JP)= --7,66 » 0,21 

 geeft na deeling door 2 : 



(£P) = 500 002,28 » 0,14 mgr. 



en 7i + E— 499 994,62 » 0,14 » 



hieraf E— 46 403,59 » 0,70 » 



komt n— 453 591,03 > 0,71 » 



Volgens Miller 453 590,81 



Verschil: 0,22. 



Wat nu de m. fout van de opgave van Miller aangaat, 

 deze is in het Verslag in de Ph. Tr. van 1857 niet mede- 

 gedeeld, maar moet zeer klein zijn in vergelijking tot de 

 m. fouten der wegingen te Amsterdam De balans, waar- 

 mede de wegingen te Londen verricht werden, was zoodanig 

 ingericht, dat de gewichten op de schalen konden verwisseld 

 worden, zonder dat de kast der balans behoefde geopend te 

 worden. Dit is mijns inziens een eerst vereischte voor nauw- 

 keurige wegingen. Dit was noch bij de balans van Wencke- 

 bach, noch bij die van Becker het geval, terwijl althans 

 bij die van Becker de plaatsing te wenschen overliet, en 

 de waarnemer te dicht bij de balans was. 



Uit de wegingen, vermeld op blz. 915 van genoemden 

 jaargang der Ph. Tr., leid ik af dat de m. fout van elke 

 weging te Londen bedroeg 0,305 deeltje, en daar elk deeltje 

 0,00422 grain =0,274 mgr. was, bedraagt die m. fout: 

 0,083 mgr.; het verschil van het tü N°. 14 (dat aan de Ne- 

 derlacdsche Regeering ten geschenke werd gegeven), met het 

 Engelsche Standaardpond I was door twintig wegingen be- 

 paald, en zoo vindt men de m f. van het gevondene verschil : 



0,083 



— = 0,018 mgr. 



