( 252 ) 



ken, N°. 3, brak; van de vijf overige heb ik liet volumen 

 bepaald en ik heb ze zelf door afvijlen der punt (met eene 

 amarilvijl), gejusteerd. Het volumen was veel kleiner dan 

 volgens de order, nl. bij 0° C. : 



van N°. 1 104 458 mniL. 



» NO. 2 113 153 » 



» N°. 4 106 284 » 



» N ü . 5 107 303 » 



» N°. 6 102 694 » 



Wauneer nu een dezer kilogrammen bij 15° C. en 760 

 mm. herleiden barometerstand *) evenveel weegt als een 

 koperen stuk van 120 mL., dan moet er een klein ver- 

 schil in hun gewicht bestaan bij andere temperatuur of 

 anderen barometerstand, of liever in het algemeen bij an- 

 dere dichtheid der dampkringslucht ; en voor het praktisch 

 gebruik is het gemakkelijkst, voor dit verschil eene tafel 

 met dubbelen ingang te berekenen. Zoo is voor het kilo- 

 gram N°. 2 deze tafel als volgt: 



Herleide barometerstand. 



c. 



730. 



740. 750. 



700, 



770. 



780. 



0° 



mgr. 

 — 0,04 



mgr. 

 — 0,16 



mgr. 

 — 0,28 



mgr. 

 — 0,39 



mgr. 

 — 51 



mgr. 

 — 0,63 



5 



+ 0,09 



— 0,0£5 



— 0,14 



— 0,26 



— 0,37 



- 0,49 



10 



+ 0,22 



+ 0,105 



— 0,01 



— 0,13 



— 0,24 



- 0,36 



15 



+ 0,34 



+ 0,23 



+ 0,11 



0,00 



— 0,11 



— 0,22 



20 



+ 0,45 



+ 0,34 



+ 0,23 



+ 0,12 



+ 0,01 



— 0,10 



25 



+ 0,57 



+ 0,46 



+ 0,35 



+ 0,24 



+ 0,13 



+ 0,02 



30 



+ 0,68 



-f 0,57 



+ 0,47 



+ 0,36 



+ 0,25 



+ 0,14 



*) Ten overvloede zij hier herinnerd dat de afgelezen barometers tand 

 vier herleidingen moet ondergaan: 1° de correctie van den barometer 

 zelven; 2° die voor de temperatuur der kwik; o° vcor de vochtigheid 

 der lucht; 4" voor het verschil tusschen de zwaartekracht op de plaats 

 der waarneming en die op 45° breedte. 



