( 152) 



gunstig door den Heer Bakhuyzen ter leen afgestaan, schij- 

 nen de vervaardigers voor de eenheid den engelschen duim, 

 (25,4 mm.) genomen te hebben; althans eene bepaling der 

 brandpuntsafstanden en uitmeting der onderlinge afstanden 

 der lenzen heeft mij in millimeters gegeven : 



q = - 26,0 , 



dikte = 0,65 



£ = 0,22 



r= + 27,1 , 



4,86 



1,61 



s = + 23,85, 



1,95 



0,62 



b— 25,0 , 







c = 71.0 . 







k is = den afstand der knooppunten, als men den brekings- 

 index van het glas = 1,5 stelt. De brandpuntsafstanden 

 zijn hier gemeten van knooppunt tot brandpunt, en de on- 

 derlinge afstanden der lenzen tusschen de naar elkander 

 toegekeerde knooppunten. 



Er zijn vier objectieflenzen, die even zoo vele verschillende 

 vergrootingen geven. Zij zijn in buisjes gevat, die met ba- 

 jonetsluiting bevestigd worden in het buisje A B C D, dat 

 onder aan den mikrometer geschroefd is. De figuur ver- 

 toont den mikrometer, als de kleinste vergrooting gebruikt 

 wordt; met stippels is aangegeven waar de 2 e , 3 e en 4 e 

 voorste lenzen komen, als de buisjes, waarin zij gevat zijn, 

 in de plaats van de in de figuur aangewezene komen. Voor 

 deze 4 lenzen vond ik, evenzoo in millimeters 



N°. 



Dikte. 



k. 



P- 



a. 



1 



4,63 



1,44 



26,41 



27,2 



2 



4,45 



1,37 



19,94 



21,4 



3 



4,01 



1,23 



12,70 



12,7 



4 4,53 1,24 8,40 8,0 



waaruit blijkt dat de gelijkheid van p en a door de ver- 

 vaardigers vrij wel in acht genomen is, 



De waarde van den equivalenten brandpuntsafstand van 

 een uit 4 glazen bestaand oculair is: 



F _ P9 rs 



(p -a)q(r + 8-c)+ r(s -c)(p + q-a)- b(p+q-a) (r+a-c) 



