( 300 ) 



gebracht ; N°. 1 3 kwam aan het Natuurkundig Kabinet der 

 Utrechtsche Hoogeschool. 



De glazen meter N°. 3 heeft mij te Batavia gediend om 

 er den normaalm 3ter mede te vergelijken, behoorende bij 

 Repsold's basis-toestel, waarmede de drie bases op Java ge- 

 meten zijn; (zie mijn verslag: Die Triaiigulation von Java, 

 ausge/'ührt v^m Persjnal des geographischen Dienstes in Nie- 

 derlanduch Ost-lndien, Erste Abthei lung. Batavia, Staats - 

 druckerei, 1875; ook verkrijgbaar bij Martinus Nijhoff 

 te 's Hage). 



Toen het nu, ten behoeve der berekening van de trian- 

 gulatie van Java, wenschelijk bleek, dien normaalmeter 

 met den voor dat doel aangevraagden platina-iridium meter 

 N°. 27 te vergelijken, en ik derhalve aan den Ministervan 

 Koloniën voorstelde, comparateur en normaalmeter naar 

 Nederland te doen overzenden, voegde ik bij dit voorstel 

 ook dat, om er den glazen meter N°. 3 bij te voegen, die 

 dan tevens eene nieuwe vergelijking kon ondergaan, en dus 

 daarna in Indië beter aan zijn doel, (standaard voor den 

 ijk te zijn), zou kunnen beantwoorden. 



Ter hierboven aangehaalde plaatse vindt men o. a. de 

 volgende resultaten vermeld : 



Stelt men de gemiddelde lengte der zeven glazen meters = a 

 de lengte van den platina standaardmeter . . . . = A 



dan is gevonden door wijlen F. J. Stamkaut : 



September 1856, bij 15°,1 G . .: N". 3 = a — 0P,35, m. fout ±0/*,31 



N". 13=«H- 1, 02, // // 



Maart en April 1857, bij 7°,1 C . . : N<\ 3 = a — 0, 25, // ± 0^,38 



N°. 13 --«-f- 0, 07, " 'f 



Het verschil tusschen de beide paren resultaten aan ver- 

 schil aan uitzetting toeschrijvende, hebben wij voor 0°,0C: 



NO. 3 - a — OP, 16 midd. fout ± a ,76 

 N°. 13 = a — 0, 77 » » 



Verder vindt men t. a. p. de volgende resultaten vermeld 

 van de vergelijkingen van al de zeven glazen meters met 

 den platina meter: 



