( 303 ) 



Elk dezer meters wordt alleen gebruikt, liggende op twee 

 rollen 6, die op een alstand van 55 centimeters van elkander 

 in de zijwanden eener ijzeren lade c waren aangebracht. In 

 het midden dezer lade bevond zich eene klem, die aan den 

 meter kon bevestigd worden, en waaraan eene inrichting 

 was om dezen eene kleine longitudinale beweging mede te 

 deelen; deze inrichting is echter bij onze vergelijkingen niet 

 gebruikt geworden, en zullen wij dus met stilzwijgen voor- 

 bijgaan. 



§ 3- 



WIJZE. WAAROP DE VERGELIJKINGEN PLAATS HADDEN. 



De vergelijkingen werden verricht door middel van den- 

 zelfden spiegelcomparateur, die in 1856 en 57 op het Trip- 

 penhuis gediend had. Het beginsel, waarop zijn gebruik 

 in het algemeen berust, is door Sta mk art beschreven in den 

 Algemeenen Konst- en Letterbode van 1889, N°. 36, en de 

 toepassing op het vergelijken van streepmaten met eindmaten 

 in het Tijdschrift voor de Wis- en Natuurkundige Weten- 

 schappen, uitgegeven door de Eerste Klasse van het Ko- 

 ninklijk Nederlandsen Instituut, Deel IV, blz. 27. 



Van Amsterdam, waar hij op de bovenverdieping van het 

 Trippen huis bewaard werd, werd hij naar Utrecht overge- 

 bracht, en, zie figuur 4, in den x Zuidertoren" der Sterre- 

 wacht opgesteld. 



Daar voor het oprichten van geïsoleerde pilaren het weg- 

 breken van den vloer in den genoemden toren noodzakelijk 

 zou zijn, verkoos ik liever den comparateur op twee hori- 

 zontale balkjes te leggen, die door middel van een stevig 

 samenstel van latten aan de balken der zoldering bevestigd 

 waren. 



In het kort komt de inrichting en het gebruik van den 

 comparateur op het volgende neder : zie figuur 2, 3 en 4. 



A/3, fio-uur 2, is een volkomen horizontale balk, C eene 

 fijne horizontale schroef, die op eene hoogte van enkele 



